( 1349) 
» Soient G le galvanomètre à graduer ( fig. 2), P une pile à courant con- 
stant et p une pile dont la force électromotrice est prise pour étalon. Le 
courant de la pile P étant fermé par le fil PBAP, et celui p de la pile étalon 
par le circuit pAGBgp, on met ces deux circuits en contact par les points A 
etB:ilen résulte que les trois portions AGB, AB et A pg B sont parcourues par 
trois courants dont les intensités peuvent être facilement calculées quand on 
connaît les résistances de ces trois portions, ainsi que celle de la por- 
tion BPA, dans laquelle se trouve la pile P, et que la force électromotrice des 
Fig. 2. 
v 
nn 
Il 
a 
piles Pet p est donnée. Cela posé, si l’on se donne la résistance dela por- 
tion AGB, il est toujours possible de placer les points de contact A et B dù 
circuit AGB avec le circuit PBAP, de façon que la portion Bgp A qui contient 
la pile étalon ne soit parcourue par aucun courant. 
» Quand cette condition est remplie (ce qu’on reconnaît à l’aide du 
galvanomètre témoin g), la différence de potentiel des points A et B est ri- 
goureusement égale et de sens contraire à la force électromotrice de la pile 
étalon p. La portion AGB, dont la résistance est donnée, est alors parcourue 
par un courant dont l'intensité est immédiatement donnée par la formule 
ne 
I= —» dans laquelle e représente la force électromotrice d’un élément 
de la pile étalon p, z le nombre d'éléments de cette pile et r la résistance 
Constante AGB. 
» Il est donc facile, en faisant varier n (ce qui entraine naturellement 
