( 157) 
du corps est comprise entre 100° et {uo° ou 500°, on rencontre des dith- 
cultés spéciales qui ne se présentent pas au-dessous ni au-dessus, la caléfac- 
tion rendant au delà de 500° les expériences aussi faciles qu'à 100°. Dans 
cet intervalle, la méthode de refroidissement serait donc précieuse, si 
elle était suffisamment exacte. Le procédé suivant paraît allier l'exactitude 
à la simplicité. 
» Je prends une petite bouteille en verre mince, à col étroit et à double 
enveloppe, entre les deux enveloppes de laquelle on a fait un bon vide 
avant de fermer l’enveloppe extérieure. L'appareil porte ainsi avec lui son 
enceinte, et les conditions de refroidissement resteront toujours identique- 
ment les mêmes. En outre, par le goulot de la bouteille, on peut introduire 
à côté du thermomètre un agitateur, au moyen duquel on maintiendra la 
température constante dans toute la masse: on évitera ainsi ces différences, 
à la surface et au centre, qui sont l’écueil de la méthode du refroidisse- 
ment. L'appareil se prêtera donc aisément à la mesure du rapport de deux 
chaleurs spécifiques suivant l'équation connue 
V et V’ étant les vitesses de refroidissement à la même température T de 
l'appareil contenant successivement les deux corps, l'un de poids P et de 
chaleur spécifique C, l’autre de poids P’et de chaleur spécifique C’; u est 
la masse en eau de l'enveloppe, de la partie plongée du thermomètre et de 
l’agitateur. 
» Mais, grâce à la lenteur extrême du refroidissement dans l’appareil, 
on peut aller plus loin et obtenir directement la chaleur spécifique du 
corps. Déterminons en effet, une fois pour toutes, la quantité de chaleur Q 
perdue par la bouteille pendant une minute à chaque température T, et 
l'équation 
(PC+p)V =Q 
permettra de déterminer C. 
» La détermination de Q se fera de la manière suivante : 
» La petite bouteille, remplie d’un liquide déterminé, d’aniline par 
exemple, est placée dans de l’eau froide à {° et reçoit un courant de va- 
peur du liquide ; l’ébullition s’y établit à T°, en même temps que le jet de va- 
peur brasse la masse et uniformise absolument la température. On retire alors 
l’eau extérieure, on essuie la bouteille toujours traversée par le courant de 
vapeur, on l’immerge dans un calorimètre à ¿° et l’on suit l’échauffement 
194 
C. R., 1882, 1°" Semestre. (T. XCIV, N°25.) 94 
