( 1515 ) 
sphériques très variés, pendant toute la durée de l’année 1881, m'a montré, 
entre les résultats obtenus par ces deux méthodes, des divergences tel- 
lement inattendues que je me suis préoccupé d'en chercher la cause. 
» Par un temps calme et des états hygrométriques moyens, ces deux 
méthodes sont à peu près d'accord, quoique l'hygromètre Regnault donne 
des indications en général plus faibles. Par un vent plus ou moins fort, 
et surtout par dés états hygrométriques faibles (circonstances très fré- 
quentes à Montpellier), le désaccord augmente beaucoup et devient sou- 
vent énorme. 
» Ces différences proviennent à la foi du psychromètre et de l'hygro- 
mètre Regnault. 
» On sait que le psychromètre donne l'état hygrométrique au moyen 
de formules dans lesquelles entre un facteur numérique variable avec 
l'état atmosphérique et l'agitation de lair; des tables dressées avec une 
formule déterminée donneront donc des résultats seulement approximatifs 
dans la plupart des cas; on peut atténuer ces erreurs par des dispositions 
que je me propose d'indiquer. 
» D'autre part, l’hygromètre Regnault, et en général tous les hygro- 
mètres à condensation, sont basés sur une hypothèse qui n’est pas vérifiée 
dans la plupart des cas, surtout à l’air libre : c’est que la mince couche 
d’air en ‘contact avec la plaque polie que l’on refroidit se met en équilibre 
de température avec elle, et que la température du point de rosée est celle 
de saturation. 
» Si l’air est en repos, cette hypothèse est à peu près réalisée; dans le 
cas où il est plus ou moins agité, il est impossible que l'air qui arrive avec 
une certaine vitesse sur la plaque froide, et qui s’y renouvelle continuelle- 
ment, se mette instantanément en équilibre de température avec elle, et le 
point de rosée se trouve souvent abaissé de plusieurs degrés. 
» Nous avons vérifié ce fait, en constatant qu'il a été souvent impossible 
d'obtenir le point de rosée, même à plusieurs degrés au-dessous de la tem- 
pérature calculée au moyen de l’état hygrométrique connu, tandis que 
nous l’obtenions immédiatement en portant l'instrument sous une baraque 
en planches librement ouverte, mais qui l’abritait du vent; même dans ce 
Cas, il était généralement trop bas. ; 
» L'hygromètre que j'ai fait construire par M. Golaz est basé sur le 
Principe suivant : 
» Soit un petit tube en laiton mince nickelé et poli soigneusement à 
l'intérieur, fermé à ses deux extrémités par deux glaces, l’une dépolie, qui 
