( 1516 ) 
reçoit la lumière du jour ou celle d’une lampe, l’autre par laquelle on 
regarde l’intérieur du tube au moyen d’une lentille à long foyer; munis- 
sons ce tube de deux tubulures placées à ses extrémités opposées : par l’une 
d'elles, l'air est aspiré au moyen d’un tube en cuivre, du point dont on 
veut déterminer l’état hygrométrique; de l’autre, il se rend dans un aspi- 
rateur, de manière qu’un courant d’air assez lent traverse le tube dans le 
sens de son axe, L'œil placé devant la loupe voit le verre dépoli sous la 
forme d’un disque lumineux, et la lumière réfléchie sur la paroi intérieure 
sous l'aspect d’un disque éclatant, de diamètre triple du précédent, et qui 
lui est concentrique. 
» Si nous refroidissons le tube en l’entourant d’un manchon en métal 
rempli de sulfure de carbone traversé par un courant d’air, et dans lequel 
plonge le réservoir d’un thermomètre, quand la température de l'air qui 
circule dans le tube arrive à celle de saturation, la rosée se dépose et 
apparait obliquement sous la forme de taches d’un: brun foncé, d'appa: 
rence fuligineuse, qui contrastent vivement avec le fond éclatant du 
disque dépoli vu directement. Si on laisse la température s'élever lente- 
ment, cette couche fuligineuse disparaît lentement, se réduit à de simples 
marbrures, puis s'évanouit lentement, On peut, par des apparitions el des 
disparitions alternées, évaluer le point de rosée avec une approximation 
de -- de degré. 
» Les indications de cet hygromètre sont absolument indépendantes de 
l'agitation de lair, et sont exactes quel que soit l’état hygrométrique: 
L'observation peut être faite dans une pièce close, en aspirant l'air à l ee 
rieur par un tube de cuivre qui traverse le mur. La température de l'air 
est donnée par un ther ètre-fronde. 
» J'ai essayé cet appareil comparativement à l'hygromètre Regnault, 
soit primitif, soit modifié par M. Alluard, et j'ai constaté qu’il donne un 
état hygrométrique d’autant plus élevé au-dessus de celui qui est obtenu 
au moyen de l’hygromètre Regnault que l'air est plus agité et plus sec. 
» Je me propose de donner prochainement des séries d'observations 
comparatives faites avec cet hygromètre, celui de Regnault, le pepe 
mètre et la méthode chimique; elles montreront, avec des nombres TRPI 
reux à l'appui, que les hygromètres actuellement employés sont sjes 
des causes d’erreur, souvent considérables, que l’on pourra éviter Pa? 3 
méthode que je viens de décrire. » 
