( 1569 ) 
une hauteur telle que l’entonnoir du pluviomètre soit à environ 1™, 80 du 
sol, Si la température extérieure descend au-dessous de zéro, on aura soin 
d'entretenir dans la boîte du pluviomètre une petite lanterne ou une veil- 
leuse, pour éviter la congélation de l’eau dans l'instrument et assurer la 
fusion de la neige qui pourrait être recueillie. 
» La girouette sera placée sur le toit de la maison d'habitation ou d’un des 
hangars, dans une position convenable pour que l'on ait aisément accès 
au cylindre de l'appareil enregistreur, disposé en dessous même du toit. 
» L'’anémomètre sera fixé soit sur un toit, soit mieux sur un mât isolé; 
la transmission électrique de ses indications se fera sur un cadran placé, 
en même temps que les piles, dans une des pièces de la maison d'habita- 
tion, par exemple, à côté du baromètre. 
» L'abri, le pluviometre, la girouette, etc., seront solidement amarrés par 
des haubans, pour pouvoir résister aux coups de vent. 
» Enfin les deux thermomètres pour la température du sol seront in- 
stallés à une petite distance de l'abri. 
» On aura soin de dresser un plan donnant l'emplacement des instru- 
ments et des cabanes, et d'y annexer une description très détaillée de toutes 
les installations. À 
» 2, Vérification des instruments. — La vérification des instruments sera 
faite de la manière suivante : 
» Toutes les semaines, où au moins tous les quinze jours, on fera simul- 
tanément des observations sur le baromètre Fortin et le baromètre à large 
cuvette, 
» Une fois ou deux pendant la durée de l'expédition, s’il tombe une 
quantité de neige suffisante, on en profitera pour vérifier le zéro de tous 
les thermomètres. 
» Pour cela, on ramassera de la neige bien propre dans un entonnoir, 
qu’on laissera ouvert à la partie inférieure; l’entonnoir étant porté dans 
une pièce assez chaude pour que la fusion de la neige soit bien nette, on 
y plongera les thermomètres jusqu’à ce que les colonnes s’arrètent à un 
point fixe que l’on notera. 
» De temps en temps, par un ciel alternativement clair où couvert, on 
notera simultanément les indications du thermomètre de l'abri et d'un ther- 
momètre fronde, et l’on effectuera de même des Done simul- 
tanées de l'humidité par le psychrometre et Phygromètre condenseur. 
» Les résultats de toutes ces comparaisons seront inscrits sur un registre 
spécial; mais on n’en tiendra pas compte sur place, et l'on devra, pendant 
