(1576) 
liaire, approché à une distance constante de chaque instrument, comme 
il est expliqué dans les Conférences publiées par M. Mascart. Cette déter- 
mination sera faite à jour fixe, une fois toutes les deux semaines. 
» T. Dépouillement des observations. — Les observations, faites six fois par 
jour sur les instruments à lecture directe, seront consignées sur un registre 
en tableaux mensuels analogues à ceux qui ont été indiqués pour les obser- 
vations météorologiques. Il sera bon de n’inscrire dans ces tableaux que les 
chiffres provenant des lectures mêmes, et non les lectures corrigées et ré- 
duites en unités absolues. En effet, la position du zéro et la valeur angu- 
laire des divisions peut varier un peu avec le temps, et l’on obtiendra plus 
exactement la valeur des réductions, au retour de l’expédition, par la dis- 
cussion de toutes les déterminations absolues. 
» Le dépouillement des enregistreurs sera fait heure par heure, comme 
pour les enregistreurs météorologiques. On inscrira seulement dans les 
Tableaux de dépouillement la distance, en millimètres et fractions, de 
chaque courbe à la ligne droite de repère correspondante. La transforma- 
tion de ces longueurs en unités absolues sera faite au retour, comme pour 
les observations directes. 
» 8. Observations absolues. — Des déterminations absolues de la déclinai- 
son, de l’inclinaison et de l'intensité horizontale seront faites autant que 
possible à jour fixe, par exemple au moins toutes les deux semaines. Les 
résultats de ces observations seront consignés sur un registre spécial. 
» Il est nécessaire qu’on fasse quelques observations absolues à ung ogi 
taine distance de l'observatoire, pour constater l'existence possible d'in- 
fluences locales. À 
» 9. Electricité atmosphérique. — Pour l'installation et le réglage de lige 
strument, on suivra les indications contenues dans les Conférences publiées 
par M. Mascart et dans la Notice jointe à l'instrument. 
» Le dépouillement des feuilles sera effectué, heure par heure, sur le 
temps local du lieu. On relèvera, en millimètres et fractions, la dope 
de la courbe à la ligne droite de repère; puis on divisera ce nombre PE $ 
valeur en millimètres du potentiel qui correspond à 1 élément Dans 
valeur qui sera déterminée par expérience toutes les deux semaines ME 
le Tableau définitif, on portera donc les valeurs du potentiel exprimées 
éléments Daniell. | 
» L’acide sulfurique contenu dans les différentes parties de l appa 
électromètre, supports isolants, etc., sera renouvelé tous les mois. 
» 10. Phénomènes lumineux. Aurores australes. — Où suivra avec la 
reil, 
plus 
