604 REVUE DES SCIENCES NATURELLES APPLIQUÉES. 



Pour se servir de cet instrument, on commence, à l'aide d'un niveau 

 d'eau, par bien mettre de niveau le plancher de la ruche à éprouver, 

 on remplit de liquide sucre' et coloré la boîte à divisions en versant 

 ce liquide sur la boîte métallique, puis on place l'instrument dans la 

 ruche. Les Abeilles, attirées par le liquide sucré, viennent le sucer à 

 travers la toile métallique et, quand elles ont cessé leur travail, le 

 point où est descendu le liquide indique juste la longueur de la langue 

 des Abeilles de cette ruche et il est bien entendu qu'il faut laisser 

 aux Abeilles le temps nécessaire pour leur travail, car on n'obtiendrait 

 qu'un faux résultat. 



La première expérience faite avec le Glossomètre-Charton sur des 

 Abeilles noires du pays, a donné les résultats suivants ' 



A la l re ruche, le liquide a été sucé jusqu'à 1 mm 1/10. 



— 2 e Id. 9 mm 2/10. 



— 3 e Id. 1 mm 5/10. 



— 4 e Id. 8 in m0/10. 



— 5 e Id. 8 mm 4/10. 



— 6 e Id. 8 mm 8/10. 



On voit, par ce qui précède, que de ces six ruches la deuxième 

 était peuplée des Abeilles ayant la langue plus longue, puisqu'elles 

 ont pu enlever le liquide du Glossomètre jusqu'à la profondeur de 

 9 mm 2/10, tandis que celles de la première n'ont pu l'enlever qu'à la 

 profondeur de ~ mm 1/10. 



Donc, les Abeilles de la deuxième ruche récolteront le nectar sur 

 les fleurs dont le calice aura 9 ,nm de profondeur, tandis que celles des 

 autres ruches seront obligées de les regarder faute d'avoir la langue 

 assez longue. 



De là, l'importance d'avoir des Abeilles ayant une langue longue, 

 et la plus longue possible, ce qu'il est permis d'espérer qu'on obtien- 

 dra par la sélection en ne choisissant, pour la reproduction des mères 

 et des faux-bourdons destinés à féconder ces dernières, que les ni- 

 chées dont les Abeilles ont la plus belle langue. 



Glossomètre Legros. — En vous présentant mon glossomètre, je 

 crois devoir vous donner le résultat de mes observations, d'après les 

 essais que j'ai faits au moyen de différents appareils dont il est inutile 

 de parler ici, et qui m'ont conduit à adopter celui que je vous présente. 



Suivant moi, la toile métallique doit être rejetée pour la construc- 

 tion d'un glossomètre, si l'on veut arriver à une mesure aussi rigou- 

 reuse qu'un dixième de millimètre ; en effet, les mailles ou carrés, 

 formant les ouvertures, peuvent varier entre elles, sur la même toile , 

 de plusieurs dixièmes de millimètres, soit par l'irrégularité de l'épais- 

 seur des fils, soit par leur écartement; dans tous les cas, il est néces- 



