{"! ) 

 distances d'un millimètre les unes des autres, et en nombre 

 sulïisant pour l'instrument météorologique dont on veut 

 enregistrer les observations : celte plaque est solidement 

 fixée et les pointes sont en contact avec le papier, en sorte 

 qu'une quantité égale de papier passe sous ces pointes 

 dans des temps égaux. Gela posé, et les observations ayant 

 lieu toutes les trois minutes, si l'on imagine qu'à chacune 

 d'elles un courant électrique passe dans Tune des pointes, 

 dans celle qui correspond à la position de l'instrument 

 météorologique au moment de l'observation, l'action dé- 

 composante de ce courant sur l'azotate d'ammoniaque mar- 

 quera un point sur le papier, et comme il en sera de même 

 pour toutes les observations successives, on obtiendra sur 

 le papier une série de points placés à distances égales en 

 abscisse et en ordonnée, points qui constitueront par leur 

 ensemble une courbe dont on n'aura plus besoin de faire 

 le relevé. 



L'enregistreur de M. Noël est d'une application très- 

 compliquée, lorsqu'il s'agit d'ufi instrument météorolo- 

 gique dont les variations ont quelque étendue. Ainsi, 

 par exemple, pour enregistrer par son intermédiaire des 

 dixièmes de millimètre du baromètre, il faut employer 

 autant de pointes de fer en contact avec le papier impres- 

 sionnable par le courant électrique , qu'il se produit de 

 dixièmes de millimètre de variation dans la hauteur baro- 

 métrique; or, comme on peut compter, dans nos climats, 

 sur une variation annuelle de cinq à six centimètres de 

 mercure, on voit que l'enregistrement de cette variation 

 exigerait l'emploi de plusieurs centaines de pointes im- 

 plantées dans la plaque d'ivoire. D'un autre côté, toutes 

 ces pointes doivent communiquer par des fils conducteurs 

 avec autant de divisions métalliques, marquées sur un 



