( 216 ) 



rindustrie à Bruxelles. La plus grande de ces trois ba- 

 lances, qui a été construite expressément pour mes re- 

 cherches, supporte une charge de cinq à six kilogrammes 

 dans chaque plateau et accuse avec cerlilude sous celle 

 charge énorme une différence de poids de un milli- 

 gramme. Chargée de deux à trois kilogrammes dans chaque 

 plateau, elle dévie d'une manière très-notable avec une 

 différence de poids de trois à quatre dixièmes de milli- 

 gramme. La deuxième balance supporte cinq cents grammes 

 dans chaque plateau et permet de constater une différence 

 de deux dixièmes de milligramme. Enfin la troisième, qui 

 est une balance d'essai, accuse d'une manière constante, 

 sous une charge de vingt- cinq grammes dans chaque pla- 

 teau , un trente-troisième de milligramme. Je ne pense pas 

 qu'il existe nulle part une série de balances qui, pour la 

 sensibilité et la constance des pesées, soient comparables 

 à celles que je viens d'indiquer. Tous les chimistes qui 

 ont eu l'occasion de les eîJaminer ont parlagé cette ma- 

 nière de voir. Aussi je n'hésite pas à déclarer qu'elles font 

 honneur à M. Sacré et j'ajouterai que je suis heureux de 

 pouvoir rendre ici ce témoignage de son habileté. 



Les deux séries de poids dont j'ai disposé sont , l'une 

 de platine j l'autre de laiton. La série de platine comprend 

 le kilogramme et toutes ses subdivisions jusqu'au demi- 

 milligramme. Elle a été construite par M. Gambey sous la 

 direction de M. Arago. Elle constitue l'étalon de deuxième 

 ordre de l'État belge. J'ai eu l'occasion d'en constater la 

 parfaite conformité avec le prototype de platine conservé 

 à la Chambre des représentants, construit également par 

 M. Gambey, et comparé par M. Arago avec le kilogramme 

 prototype déposé aux archives de l'État à Paris. L'autre 

 série de poids a été ajustée par moi avec tous les soins 



