mm> ( ° ) 4W 3*7 



CAVTELAE CIRGA 



OBSERVATIONES METEOROLOGICAS 



ADHIBENDAE 



Auctore 

 TETRO <van MfSCHENBROEK. 



M 



"teora obferuatnri , folemus vti Barometro ? Ther< 

 mometro , Hyetometro ,, Euaporatorfo, Notio* 

 metro , Anemometro , et fi quaedam alia fint inftru- 

 menta , quibus ftatum atmofphaerae praefentem , prae- 

 cedentem aut futurum aliquomodo eognofcere aut ex- 

 plorare licet. Necefie igitur cft, vt eiusmodi inftrumen* 

 ti-s vtamur maxime perfe&is 7 vt obferuationibus fidere 

 queamus , atque ex iis probas colligere fequelas. Me- 

 morata inftrumenta funt admodum vulgaria ,, faepius de~ 

 fcripta , fed raro tam bona ac perfecta , quemadmo- 

 dum defiderantur, ideo obieruationibus cum iis inftitutis 

 fidere non licet : operae pretium igitur erit r ea defcri~ 

 bere , vt omnino perfe&a a perito et folerti fabrefiant» 



Incipiam a Barometro , quo pondus vel prefTum 

 atmofphaerae aereae inuefttgamus , eiusque augmentum 

 vel decrementum variis temporibus comperimu:-. Ab- 

 experientia edocti funus fimplex Barometrum efle prae- 

 fhuitiffimum ad obleruationes> certas capiendas et memo- 

 riae tradendas. Confbit id tanfum cx tubo vitreo , 

 recto , cylindrico , vltra 30 pollices Rhenolandicos lon- 

 go , longitudo maior nequaquam nocet , praeftat tubus 



4° 



