37* CAFTELAE CIRCA 



varietatem trium polticnm in altitudine fentit in Belgfoy 

 effluens , altitudinem raercurii in vafe fenfibiliter non 

 augeat , accuratam obferuationem turbaturus : pofita igi- 

 tur diametro cauitatis m tubo T * 3 poll. et vafis diame- 

 tro 6 polL erit varieta» in altitudine mercurii in vafe 

 tantum |j lineae , quae propter paruitatem internolci 

 nequit , adeoque absque vllo fenfibili errore omittitur, 

 cum in fummo adfcenfu et defcenfu mercurii in tubo 

 duntaxat tanta fit , in omni interrnedia akitudine rcu> 

 nor , nec vllo modo dimnguenda. 



Totus hic apparatus imponendus afferi , ligni 

 probe ficci , cuius parti inferiori adnexa efl: eapfa 7 

 quae vas cylindricum concludat ; afferis pars medta ex~ 

 eauetur , vt in ea tubus barometricus capiatur vsque ac£ 

 dimidium craffitiei , lignum ebenum eft laudatiffimum ,, 

 cum nec caiorem, nec frigus, fentiat , et vix humorem 

 aereum forbeat ; fl alio vtamur ligno, neceffe eft, vt ab 

 omni parti adlinatur oleum Iini aliquoties y a quo po- 

 ri obturantur. Scaia iam affigatur ad latus tubi , et 

 quidem ad vtrumque , in Belgio menfura Rhenolandiai 

 vtimur , incipiatque a pollicibus 27 a fuperficie mercu- 

 rii ih vafe , et definat m 30 pollices» Scalae k-titudo 

 loco obferuatoris reipondeat ; alia cnim conuenit loeis- 

 fub aequatore , vti regno Peruano ; alia locis polaribus^ 



Oportet, vt quotide aliquoties alcitudinem mercurii 

 in barometro cbferuemus ;. fufficit id mane, ipfo meridie r 

 tt no&u feciffe , quibusdam femel ele<3:is pro arbitrio 7 . 

 et deinde fhtis horis , atque ordine obferuationes bae 

 funt notaadiie : cum autem atrox coorta e(t tempeftas,, 

 qnalibet hora, vel femihoiio^ infpiciendum elt barome- 



trum^ 



