38 4 CAVTELAE ClRCA 



fundatur, refufa cxcidic ex roftro tubi in vafculum 

 aeneum , liquida funditur et menfuratur in phiala vitrea : 

 fi ningere defierit , et euaporationem aquae arcere vo~ 

 luerimus , aeneum operculum imponatur Hyetometro , 

 et prunas iniiciamus operculo , quo modo et a prunis 

 fuperioribus et infra fundum pofitis celeris fit niuis aut 

 grandinis refufio ; et fimul obferuari poteft raritas niuis 

 deciduae , quae in magna altitudine parum aquae fup- 

 peditat. 



Hyetometrum huiusmodi in medio areae paten- 

 tis , aut ampli horti , vel in excelfo loco , fed ad 

 quem facilis eft accelTus , ponendum eft , optima in 

 obferuatorii aftronomico fedes eft : non enim pluuia 

 femper recta labitur, fed a vento variis agitur directio- 

 nibus : fiftitur a turribus , templis , excelfis aedibus , 

 altis arboribus j ideo fi bina accuratiffime fabrefacia fint 

 Hyetometra , quae in variis locis eiusdem vrbis ponan- 

 tur , pluuiae quantitates non femper concordes com- 

 perientur. 



Si niualis aquae aut pluuiae variis temporibus 

 deciduae grauitatem fpecificam fcire cupiamus « atten- 

 dendum eft ad calorem aquae ope inmifii Thermome- 

 tri mercurialis , deinde fiat penfio , inmittendo bulbum 

 vitreum folidum , pendulum ex filo equino , et ex ac- 

 curata bilance hydroftatica , et obferuando quantum de 

 pondere m aqua amittat : Haec enim methodus eft 

 omnium accuratiftima , nec , quantum fcio , defedibns 

 vel vitiis inquinata , eftqne prolixe defcripta a Cl. 

 s s Gravefandio in Elem. Phyficae. 



Exami- 



