122 DE TRANSITV VENERIS 



vniiis particuke 4", 12. Sin vero operatio fecunda, 

 -quae a reliquis aliquantillum difcrepat , excludatur ; 

 fiet ex reliquis medium (umendo valor vnius par- 

 ticulae V, 15 , quo valore pofthac conUantir \te- 

 mur. Hinc autem coUigitur valor vnius reuolutio- 

 nis 3^ 27", 5. 



Verificatio Micrometri tubo 9 Ped. applicati, 

 fequentes praebet pro \aloribus partium Micromc- 

 tri determinationes : 



Pro diftantia ^ Part. 8 Rev. 23. Part 

 5 10 9^ 



16 45 



cft sutem vnaquaeque reuolutio huius Micrometri 

 in 100 particulas diuifa. Harum operationum pri- 

 ina et quarta, dant valorem \nius particulae o", 366", 

 fecunda autem o",3<^8; hinc valor vnius pnrticulae 

 huius micrometri ftatui potcft o'',3<57 et \nius re- 

 volutionis 36", 7. 



Ex operationibus ad inueftigandum errorem 

 Quadrantis ad horizontem inftiiutis , eas tantum 

 heic recenfebimus , quae conchifiones fiippeditant , 

 quam optime inter fe confentientes , licet rehquae 

 quoque , quas heic omifimus , non inftgniter ab his 

 difcrepare inueniuntur. Ad hanc autem \erificatio- 

 nem inftituendam Cl. EvLER in ipfo plano Meri- 

 diani ad diftantiam 3I Werftarum , trabem erigere 

 curauit 20 \cl 25 Ped. altit. in qua tria notauit 



figna, 



