— 4 — 



genaue Bestimmung von e muß aber bei den mechanisch regi- 

 strierenden Seismographen auch die Reibung berücksichtigen, 

 welche infolge mehrfacher Hebelübertragungen und zwischen 

 Schreibstift und berußter Schreibfläche auftritt. 



Die Theorie (E. WiECHERT, Theorie der automatischen 

 Seismographen, Abhandl. d. K. G. d. W., Göttingen, math- 

 phys. KL 1903, N. F. Bd. II No. i) liefert nun für den Fall, 

 daß die Bewegungen des Erdbodens als periodisch betrachtet 

 werden dürfen, für die in Betracht kommende Vergrößerung den 

 Ausdruck 



To 1+ (0,733 log 6)2 %^_ 



Die Voraussetzung des periodischen Verlaufs der Störungen 

 trifft jedoch in der Regel nur angenähert zu, sodaß die Anwen- 

 dung dieser Formel auf das ganze Seismogramm nur Näherungs- 

 werte liefern kann. Ganz illusorisch wird aber die Benutzung 

 der Formel bei plötzlich eintretenden scharfen Einsätzen, die oft 

 das Auftreten neuer Phasen charakterisieren. Hier ist es jedoch 

 leicht, eine untere Grenze anzugeben, indem nach der Theorie 



a 

 die Verrückung der Erdoberfläche mindestens — beträgt, wo a die 



dem Seismogramm zu entnehmende Amplitude des Einsatzes ist. 



Soll also aus einem Seismogramm die wirkliche Boden- 

 bewegung berechnet werden, so müssen vor allen Dingen die 

 Konstanten des Apparats, nämlich die Eigenperiode Tq bei aus- 

 geschalteter Dämpfung, die Indikatorvergrößerung V und das 

 Dämpfungsverhältnis € : i bekannt sein. Für eine aus dem 

 Seismogramm abgelesene Störungsperiode T ergibt sich dann 

 aus der oben gegebenen Formel die in Rechnung zu ziehende 

 Vergrößerung ^^ und ist a die einem der Seismogramme ent- 

 nommene Amplitude der Welle, so folgt, daß die entsprechende 



Komponente der wirklichen Bodenbewegung eine Amplitude A=:-^ 



hat. Hierbei ist es infolge der Kleinheit der wirklichen Be- 



