( T>69 ) 



A chaque réservoir est adapté un tube de verre (^el {') ; 

 il sert à indiquer le niveau intérieur de l'eau, laquelle, par 

 sa pression , expulse l'un des gaz hors de chaque réservoir. 



La hauteur des réservoirs cylindriques G, G' est la 

 même; elle dépend de la plus ou moins grande quantité 

 de gaz dont on peut avoir besoin. Mais les diamètres des 

 réservoirs sont différents : celui du réservoir G', où l'hy- 

 drogène sera contenu, est tel que la surface de la base de 

 ce cylindre est égale au double de celle de la base du cy- 

 lindre G, où l'oxygène sera placé. Le diamètre de celui-ci 

 étant M ,10, celui de G' est égal à cette dimension multi- 

 pliée par 1/2, ce qui donne M ,141 pour le diamètre du 

 cylindre à hydrogène. Par ce moyen, nous verrons que 

 le volume d'hydrogène écoulé sera constamment égal au 

 double de l'oxygène dépensé, et que les gaz resteront 

 soumis à une égale pression , si , dès le principe , le niveau 

 de l'eau a été établi à la même hauteur dans les deux 

 réservoirs. 



Actuellement, voici quel est le mode d'usage de l'appa- 

 reil. Afin d'expulser d'abord l'air contenu dans les deux 

 réservoirs G et G', on ouvre le robinet E pour faire arri- 

 ver dans ceux-ci l'eau que l'on a préalablement placée 

 dans le bassin supérieur C. Les robinets inférieurs c, c' 

 sont alors fermés et les robinets d, d' ouverts; ceux-ci, 

 afin de laisser expulser l'air des réservoirs G et G' par 

 l'eau qui y descend. Quand ces réservoirs sont remplis 

 de liquide, on ferme les trois robinets E, d et d' . Puis 

 on adapte aux robinets d, d' des tuyaux de caoutchouc, 

 dont l'un , celui en d, communique avec le gazomètre ou 

 la cloche qui renferme l'oxygène préparé; l'autre tuyau , 

 celui en d', s'adapte au gazomètre où l'hydrogène a été 

 aussi préalablement préparé. On ouvre les robinets d, d', 



