(165 ) 
Quant à l'erreur moyenne de cette détermination, on 
lobtiendra en différentiant par rapport à R et à à l'équa- 
tion 
mm 4 
Æ 
REn 4” | 
qui devient ainsi 
nm di 
+ OR ER 
sin 1” 9? 
Remplaçant d2 par sa valeur 0,84, on a 
a+ 005% 
$ 2. —— DESCRIPTION DE LA LUNETTE. 
La lunette de l'instrument a un objectif achromatique 
de 50"" de diamètre; sa longueur focale principale est de 
362""; l'oculaire se compose de deux lentilles plano-con- 
vexes. Le réticule est formé de trois fils horizontaux et 
d'un fil vertical : deux fils fixes se croisent à angle droit au 
milieu du champ de la lunette; un troisième fil fixe est 
situé à la partie inférieure du champ; enfin le dernier fil, 
qui est curseur, se meut parallèlement à lui-même à l’aide 
d’un système micrométrique que nous décrirons plus loin. 
Évaluation du grossissement. — Pour évaluer le grossis- 
sement de la lunette, j'ai employé un procédé qui me sem- 
ble aussi exact dans ses résultats que simple dans son 
application. J'ai placé l'instrument de manière que la dis- 
tance de l'objectif à la mire graduée füt d'environ 6",40, 
et Jai observé la mire des deux yeux à la fois, savoir : de 
l'œil droit à travers la lunette, et de l'œil gauche directe- 
meut. Avec un peu d'habitude, on arrive bientôt ainsi à 
percevoir simultanément deux images, que lon peut à 
