( 166 } 
2 a ki . . “4 
volonté juxtaposer ou superposer, et il est alors facile de … 
compter le nombre de divisions de l'image naturelle qui 
correspondent à un certain nombre de divisions de li Imagle 4 
amplifiée. J'ai trouvé par ce procédé que : 
1 centimètre amplifié se superposait à 27 centimètres 
vus directement; 
2 centimètres se sont superposés à 54; 
5 » » 80. 
Ces trois observations conduisent donc à un grossissement 
de 27 fois; mais, vu la proximité de la mire, le tirage.de la 
lunette était considérable, et la distance focale conjuguée 
était de 390°", tandis que la distance focale principale n’est. 
que de 562", Comme, d’ailleurs, le pouvoir amplifiant 
s'exprime en divisant la longueur focale de l'objecuf par 
celle de l’oculaire, et que cette dernière reste inyariable 
quelle que soit la distance de l’objet observé, on obtiendra 
le grossissement absolu (correspondant à la longueur focale 
principale) en réduisant le nombre 27 dans le rapport de 
362 à 390 : on trouve ainsi le nombre 25 pour la valeur du 
grossissement cherché. 
Des expériences analogues, que M. Sacré a bien voulu 
faire sur ma demande, l’ont conduit exactement au même 
chiffre. 
Appareil micrométrique. — Le système de cet appareilest 
enfermé dans une boîte parallélépipédique (a b c d) vissée 
au tube porte-oculaire (fig. 1). Un petit chariot en laiton est 
formé de deux montants verticaux (m, m') reliés supérieu- 
rement par une traverse horizontale (4, {’); le fil curseur 
(0, 0°) est attaché au bas des deux montants : la traverse 
est percée, à son centre, d’un trou dans lequel est taraudé 
l’écrou d’une vis destinée à donner le mouvement au chariot. . 
Le fil fixe (p, p') occupe le milieu du champ de la lunette : 
