(:167 } 
les deux vis (k, k’) servent à lui donner un léger mouve- 
ment de rappel, lorsqu'on veut régler l'instrument pour 
s'en servir comme niveau. Un second fil fixe (r, r°), occupe, 
avons-nous dit, la partie inférieure du champ; on n'a 
besoin d’en faire usage que lorsqu'on veut mesurer de 
petites distances. 
La vis présente deux parties filetées dans le même sens, 
mais de pas différents : la moitié (v) la plus voisine de la 
pointe pénètre dans l’écrou du chariot mobile et a le pas 
le moins large; l'autre moitié (v') s'engage dans un écrou 
pratiqué à la paroi supérieure de la boîte. Deux ressorts 
en hélice pressent constamment la traverse du chariot 
contre les filets de la vis et empêchent les temps perdus. 
Par suite de cette disposition, on conçoit que lorsque 
l’on imprime un tour à la vis, elle monte ou descend tout 
entière sur elle-même, dans l’écrou de la boïte, d’une 
quantité égale au grand pas; tandis qu'en même temps le 
chariot descend ou monte sur la vis d’une quantité égale 
au petit pas. Le fil curseur a donc marché en définitive 
d’une quantité égale à la différence des deux pas, différence 
que l’on peut rendre aussi petite que l’on veut, tout en 
conservant une bonne épaisseur aux filets. 
Si, comme cas particulier, les deux pas devenaient 
égaux ; ou en d'autres termes, si la vis étail unique, elle 
pourrait tourner indéfiniment dans l’un et l’autre sens, 
sans faire avancer le chariot et sans que le fil curseur, 
pointé sur un objet, cessàt un instant de le couvrir. Ce 
dispositif est très-convenable pour vérilier la régularité du 
pas d'ane vis micrométrique, et il a été employé avec suc- 
cès par M. Sacré dans une circonstance récente. 
Le système que nous venons de décrire offre un prémier 
avantage, qui est celui d'une grande sensibilité de mou- 
