À ces 
( 168 ) 
vement unie à une grande solidité du filet de la vis. En | 
second lieu, comme la vis s'élève ou s’abaisse d'une cer-« 
taine quantité pour chaque tour, on est dispensé de faire 
usage d'un peigne à l’intérieur ou d’un engrenage à l’ex- 
térieur, pour enregistrer le nombre de tours entiers : une « 
petite échelle verticale fe, e’) est adaptée à la boîte, et la « 
tête de la vis /q, q'), en venant afileurer successivement les 
divisions de l'échelle, indique le nombre de tours qu’elle 
a effectués. Comme cette tête est graduée, on obtient la 
fraction de tour en lisant la graduation qui se trouve en 
présence de l’arête verticale de l'échelle. 
La tête de la vis a un diamètre de 17"",5; elle est divi- 
sée en 25 parties, dont chacune vaut par conséquent 
2"» 17 : on peut fonc très-facilement estimer le dixième 
d’une division ou —- de tour. 
Vingt divisions de l'échelle verticale valent 14"",4 : le 
grand pas de la vis vaut donc 0"",720. Des expériences 
que nous rapportons plus loin montrent d’ailleurs que la 
course du fil , pour un tour de vis, ou la différence entre 
les deux pas, est de 0"",256. Le petit pas de la vis est 
donc de 0"",484. 
Étude du pas de la vis. — Dans toute vis micrométrique, 
la régularité du pas est une condition indispensable et doit 
être vérifiée avec beaucoup de soin. Comme il est assez 
difficile à l'artiste de centrer exactement sur un même axe 
deux vis de pas différents, la vérification dont je viens de 
parler acquiert, dans le cas actuel, un nouveau degré 
d'importance. 
Pour étudier le pas de la vis, j'ai placé verticalement, à 
8",50 de distance de l'objectif, un double décimètre en 
ivoire, divisé en millimètres : vu le pouvoir amplifiant de 
la lunette, on pouvait estimer facilement le dixième de 
