( 173 ) 
combine avec la correction variable due à l'inégalité du 
pas : elle n’ajoute donc absolument rien aux calculs à 
faire pour réduire les observations. 
Supposons qu'à une distance connue, D, on ait inter- 
cepté une hauteur de mire, H, entre Île fil fixe et le fil 
mobile, la vis micrométrique indiquant la division t; 
soit ? l'espace linéaire que parcourt le fil curseur pour 
un tour moyen de la vis; d la longueur focale de la lu- 
nelte : on aura, en vertu de l'équation fondamentale de la 
sladia , 
(+ œ)d:d— 
+LT—= 
ou, enfin 
z—{f.H+t— 0, 
en représentant par / le coefficient constant ‘, el prenant 
la distance D pour unité. 
Une seconde observation faite à la même distance, pour 
une hauteur de mire différente, H’, donnera 
æ—f.H+t—0, 
et ainsi de suite. 
On se procurera donc de cette manière autant d'équa- 
tions que l’on voudra entre les deux inconnues x et f: 
résolvant ces équations par la méthode des moindres car- 
rés, on arrivera aux deux équations finales 
HU]z — [H]f + [] —=0, 
— [Hz + [H2]f — [Hi] = 0. 
Eliminant / entre ces deux équations, on en déduira la 
valeur la plus probable de æ. 
