L hd Gran l 
(178) 
Introduisant ces nombres, ainsi que les valeurs corres-" 
pondantes de / dans l'équation 9 —f, on trouve, par chaz 
cune des trois séries, 
d BRAS Qmn,23606 ; 
De 2: ph re 
363,9 
À = — — 0,23598 ; , 
1540,4 ME 
563,2 | | :l 2606 HI 
d = — — 0,23646. 
1536 DES 
Ainsi, la course du fil, pour un tour de vis, est de 
0"",256, et les trois résultats fournis par trois séries in- 
dépendantes l’une de l’autre ne diffèrent. pas entre eux de 
un deux-millième de millimètre. Cette concordance remar- 
quable est une nouvelle preuve de l'exactitude des obser- 
vations. | hd 
D’après ce qu'on vient de voir, chacune des lectures 
faites au micromètre doit être augmentée de la quantité 
constante æ — 0618, et diminuée de la partie variable 
indiquée au tableau de la page 172. Il suit de là que les 
corrections à faire à chaque lecture sont, en définitive, 
Pour 4 tours, + 0:530 avec l'erreur moyenne + 0019 
Entre 4et 6 tours, + 0,541 à] » + 0,020 
» Get 8 » + 0,554 » » + 0,019 
» 8et10, » + 0,585 n » + 0,020 
Oo» 1012 » +0,98 » » + 0,021 
Au delà de 12 » + 0,618 ” ” + 0,022 | 
Epaisseur des fils du micromètre. — La connaissance de 
l’épaisseur exacte du fil d’un réticule n’est pas un objet de 
simple curiosité : cette épaisseur constitue, dans certains 
cas, un élément de réduction des observations, et elle 
