> 
à 
( 181 ) 
procédé d'observation employé par Delambre : sa lunette 
avail 21,2 pouces de longueur ; les 12 secondes angulaires 
conduiraient donc à une épaisseur de fil de 0"",055 = 
de millimètre, résultat évidemment exagéré. 
$ 3. — DESCRIPTION DE LA MIRE. 
La mire à une hauteur de deux mètres : elle est à 
coulisse et sa réglette a également deux mètres de hau- 
teur, de sorte que l’on dispose en réalité d’une étendue de 
4 mètres; mais les flexions et les oscillations auxquelles 
l'appareil est exposé dans ce dernier cas nous ont engagé 
à nous servir presque constamment de la mire simple, 
sans effectuer le tirage de la réglette. 
Celte mire simple est parlante : elle présente deux 
rangées de centimètres alternativement rouges et blancs 
(comme l'indique la fig. 2). À gauche de l’une des rangées 
règnent des bandes alternativement bleues et blanches, 
de 20 centimètres de hauteur sur un centimètre de lar- 
geur : elles ont pour but de faciliter les lectures. À droite 
de la seconde rangée, et dans le même but, on a peint 
de petits triangles bleus, espacés de 20 centimètres, et 
dont les sommets correspondent aux milieux des inter- 
valles précédents. 
Deux voyants glissent sur la mire à laquelle ils sont 
adaptés à l’aide d'une douille munie d’une vis de pression; 
et pour éviter que leur frottement ne détruise la couleur 
de la mire, les deux rebords de celle-ci ont sur la surface 
peinte une saillie de quelques millimètres. La douille porte 
une languette divisée en 10 millimètres : le zéro de cette 
sraduation correspond au centre du voyant. La partie 
postérieure de la mire est divisée en centimètres par des 
traits gravés sur le bois. 
