( 184 ) 
d'où : col: stat: Ti À 
bu.d ee 
PUR de te | or dl 
100 à 4 00 
| 
Or, en supposant l'instrument regle à la distance dé 
60 mètres, on trouve, avons-nous vu, S _— 1942; donc Qi 
D HUE à ‘4b2 
t + x — 15 49; 
f. ; 618 1 
ou enfin, en remplaçant x par sa valeur 0618 que nous? 
avons déterminée précédemment , : GO !. 
t — 1480 —" 14° 90° HS 
-ot 
Quand la vis micrométrique marquera ce nombre, À 
chaque division de la mire correspondra à un mètre sur Je « 
terrain, et l’on pourra lire la distance en méme temps 
qu'on effectuera le pointé. — Si l'on voulait compter les 4 
intervalles micrométriques à partir du fil fixe qui occupe, . 
dans notre lunette, la partie inférieure du champ, 1l serait 4 
facile de calculer, par un procédé analogue, la position F 
du fil curseur pour laquelle on intercepte sur la mire | 
autant de centimètres qu'il y a de demi-métres dans k 1 
distance à mesurer. 
DEUXIÈME PARTIE. 
$ 4. — ERREUR MOYENNE D'UN POINTÉ. 
Les observations dont j'ai à rendre compte dans la se-. 
conde partie de ce mémoire ont été faites sur un des acco-” 
tements de la chaussée de Namur à Bruxelles, entre la. 
borne n° 5 et Ja borne n° 8. Le terrain choisi présente une 
surface peu ondulée et sensiblement horizontale. La me- 
sure directe des distances a été faite avec beaucoup de soin. 
