tisse 
408 
( 187 ) 
Enlin, l'erreur hnéare E, qui répond sur la mire à une 
erreur angulaire €”, est donnée par la relation 
D étant la distance à laquelle se fait l'observation. 
Tels sont les procédés et les formules qui nous ont servi, 
soit à déterminer l'erreur moyenne de la mesure d’un in- 
tervalle micrométrique, pour différentes distances prises 
entre 20 mètres et 500 mètres, soit à exprimer cette erreur 
en secondes d'angle, et en grandeur linéaire estimée sur 
la mire elle-même. Les résultats de nos observations sont 
consignés dans le tableau ci-dessous. 
TABLEAU À. 
ERREURS MOYENNES D'UN DOUBLE POINTÉ 
| EE — NOMBRE 
la het la vis. ARR PAR PROPRES 
20m 1486 | 9/97 omm97 10 
40 0,83 4,43 0,86 10 
60 0,79 4,21 1,23 10 
80 0,54 2,88 1,12 10 
100 0,35 1,87 0,91 20 | 
150 0,31 1,66 1,21 10 
200 0,19 1,02 0,99 20 
230 0,23 1,24 1,50 10 
300 0,25 1,32 1,93 10 
350 0,26 1,59 2,36 10 
400 0,32 1,74 2,38 20 
450 0,37 2,04 | 4,37 20 
500 0,32 1,72 4,16 20 (*) 
(") De ces 20 dernières observations , 40 ont été faites par M. Sacré et 10 par moi. 
On voit que nos erreurs angulaires de pointé suivent 
