(198) | US 
reurs, | M 0 
ie, LR PR TR ‘4 
db = - VF. a + Hdf:. 
L’instrument ayant été étalonné à 60 mètres, on a 
Une simple opération numérique permettra done, pour 
des valeurs données de t et de H, de calculer la valeur 14 
de dD. La seule remarque à laquelle il faille faire atten- » 
tion, c'est que H et dH doivent être exprimés en fonction 
de la même unité, qui sera celle à laquelle se rapportera | 
dD. — Ayant calculé, comme nous venons de l'indiquer 
l'erreur moyenne d’une distance observée une seule fois, ‘4 
il suffira de la diviser par V/10 pour obtenir celle qui se 
rapporte au cas où le pointé aurait été répété 10 fois. 
Voici le type du calcul, pour la distanee de 500 mètres, 
par exemple : 
f—1541; log — 5,18780 | H— 9,50; log — 0,59794 
dH — 0,00416; log — 7,61909 | df — 3,77; log — 0,57654 
log f.dH — 0,80689 log Hdf — 097428 
log 4H? — 1,61378 log Hdf? — 1,94856 
fa? — 41,094 H'df = 88,850 
41,094 {4 
f'am? + H°df? — 199,924 
log — 211369 
11, log — 105684 k. 
t— 7,667; compl. log € — 911539 4 
compl. log V10 — 9,50000 
log dD = 967225 
aD — 0,"4701 
