1S 
(eus) 
CA 
d mm 
A la distance de 20m, en angle, 7,62; sur la mire 0,74 
40 4,26 0,85 
60 4,14 1,20 
80 5,53 1,57 
3,17 1,54 
3,11 2,26 
2,97 2,88 
3,01 3,65 
3,03 4,40 
3,04 5,17 
3,13 6,07 
3,21 7,01 
3,12 7,58 
Pour contrôler les nombres de ce tableau, j'ai fait cinq 
séries d'observations. L’instrument étant établi et vérifié 
comme niveau-cercle, la mire a été placée d’abord à 20 
mètres de distance; sur mes indications le porte-mire haus- 
sait ou baissait le voyant jusqu’à ce que le fil horizontal 
passât par la croisée des couleurs; à cet instant 1l faisait 
la lecture et un aide l'inserivait au registre. Cette première 
observation terminée, je dérangeais le plateau par les vis 
du pied , et le porte-mire déplaçait le voyant d’une quan- 
tité arbitraire : alors j'établissais de nouveau le plateau 
horizontal, je faisais une seconde visée et j'obtenais une 
seconde lecture , etc. 
Cetie méthode est très-longue, mais c’est la seule, à 
notre avis, qui puisse donner directement l'erreur moyenne 
d’un coup de niveau pour une distance quelconque. Vingt 
observations ont été faites de cette manière aux distances 
de 20, de 40 et de 60 mètres; dix observations aux dis- 
tances de 80 et de 100 mètres. Voici les résultats de ces 
cinq séries. 
