ERREUR MOYENNE 
d’un coup de niveau 
Les résultats fournis par l'observation directe concor- 
dent donc parfaitement avec ceux qui ont été calculés 
théoriquement : les erreurs réelles du dernier tableau sont 
même en général un peu inférieures aux erreurs théori- 
ques du tableau G, et l’on est en droit de considérer ces 
dernières comme des limites supérieures. QULLE 
À la vérité, il existe dans la pratique du nivellement une 
cause d'erreur constante dont ne tient pas compte le pro- 
cédé qui vient d’être décrit : elle provient de ce que l'axe 
optique de la lunette peut n’avoir pas été rendu parfaite- 
ment parallèle aux faces des collets, et de ce que le niveau 
peut avoir été mal rectifié. Mais il n’y à pas lieu d’avoir 
égard à cette double cause d'erreur, car on peut l’éliminer 
de deux manières : soit en se plaçant Loujours en station 
à égale distance des deux points sur lesquels on vise; 
soit en faisant à chaque station une double visée, et en 
ayant soin, dans le passage d’une observation à l’autre, 
de renverser la lunette sur ses collets et le niveau bout 
pour bout. 
Exemple numérique. — On veut conduire un nivelle- 
ment entre deux points distants de 10 000 mètres; on 
pointe une seule fois à chaque station, et la longueur 
