OS 
i L $ 
> 
‘ LL 
. 
(207) 
L'observation fournit les deux quantités D et t; dD est 
l'erreur moyenne d’une distance calculée : nous la pre- 
nons dans la dernière colonne du tableau E. Quant à 
l'erreur dt, comme l'observation exige que l’axe optique 
soit horizontal , il faut avoir soin de remarquer que ce 
p’est pas l'erreur moyenne d’un pointé simple, mais celle 
d'un coup de niveau : sa valeur doit donc être tirée du 
tableau G où elle est exprimée en secondes. Pour la ré- 
duire en fraction du tour de la vis, il suffit de diviser par 
154 les nombres de la deuxième colonne du tableau pré- 
cité. On à ainsi : 
A la distance de 20, dt — 0,057 
» 40 » 0,052 
» 60 » 0,051 
» 80 » 0,026 
n 100 » 0,024 
» 150 n 0,025 
» : 200 » 0,022 
» 250 » 0,022 
» 500 » 0,025 
» 350 » 0,025 
» 400 » 0,025 
» 450 » 0,024 
PP » 0,023 
D'après toutes ces données, il sera facile de calculer, 
pour un cerlain nombre de tours de vis (ou pour une 
pente assignée), l'erreur moyenne d’une cote de niveau ob- 
servée au clisimètre à une distance quelconque comprise 
entre 20 et 500 mètres. Le tableau suivant présente la 
série de ces erreurs, calculées pour une pente de +=, c’est- 
à-dire pour { — 14,800. 
