( a-21 ) 



conslructioii originale; seulement un de ces appendices, 

 A, porte une peiile pince dans laquelle j'ai fixé une échelle 

 de cristal divisée en dixièmes de millimètre. On observe 

 cette échelle avec un long microscope m, m^ qui grossit 

 environ 40 fois, ce qui permet de rester éloigné de l'instru- 

 ment d'une distance de deux mètres. On éclaire l'échelle 

 de cristal à l'aide de la lumière réfléchie par un prisme P. 

 Depuis que je suis parvenu , au moyen des vis de registre 

 du barreau, à rendre très-sensible l'instrument dont je 

 me sers, je l'ai trouvé toujours régulier dans sa marche, 

 et je pourrais même dire qu'il est le plus exact de tous. 

 Un dixième de millimètre d'oscillation correspond à 

 0,000071 de la force verticale, et on peut apprécier les 

 dixièmes de ces divisions très-facilement. Pour garantir 

 l'instrument des variations brusques de température, la 

 salle est préservée avec soin des intïuences personnelles, 

 et celui-ci est recouvert par une seconde boîte qui couvre 

 la première et les deux microscopes, et même la dalle 

 de marbre qui supporte tout l'instrument. Les différentes 

 parties du support de l'instrument et du long microscope 

 sont iixées à un mur très-épais et souterrain du bâtiment. 

 J'ai disposé l'appareil dans le méridien magnétique.- Je ne 

 doute point qu'en faisant de semblables améliorations h 

 votre magnélomètre vertical , vous ne réussissiez à en tirer 

 un bon parti. 



Je passe maintenant aux résultats des observations. Aux 

 époques des équinoxes et près des solstices, nous faisons, 

 pendant 5 ou 4 jours et nuits, des observations horaires 

 ou demi-horaires, en nombre suffisant pour fixer la marche 

 des instruments: si en ces jours arrivent des perturbations, 

 nous remettons nos observations à un temps oii l'aiguille 



est moins agitée. 



