( 10-2 ) 



pour mieux me faire comprendre, je l'appellerai le temps 

 mort. 



Ce temps mort, dans l'appareil de M. Le Boulengé, 

 comprend : 



1° Le temps de la désaimantation suffisante , qui permet 

 la chute libre du chronomètre et du poids après la rupture 

 des circuits ; 



2° Le temps employé par le poids pour frapper en tom- 

 bant la queue du levier qui agit sur le ressort à griffe; 



3° Le temps employé à vaincre l'inertie de ce ressort ; 



4° Le temps employé par le ressort armé du couteau 

 pour se débander, atteindre le chronomètre et y marquer 

 le trait. 



Or, si la disjonction est constante, c'est-à-dire si, pour 

 les mêmes circonstances, le trait se marque toujours sen- 

 siblement dans le même plan horizontal sur le cartouche, 

 le temps mort, ou la somme des temps cités ci-dessus, est 

 constant pour les mêmes conditions : de nombreuses ex- 

 périences me l'ont prouvé pour l'appareil que j'ai examiné; 

 les cartouches que je mets sous les yeux de l'Académie en 

 donnent la preuve matérielle. 



Remarquons toutefois que l'on peut faire varier à vo- 

 lonté le temps dû à la hauteur de chute du poids, en faisant 

 varier la distance verticale des extrémités des deux élec- 

 tro-aimants et la distance entre l'extrémité de l'électro- 

 aimant qui porte le poids à la queue du levier, le poids 

 lui-même pouvant varier de longueur et de masse. 



Pour prendre le temps du passage du projectile sur le 

 temps mort, il suffit de placer les cadres-cibles, comme je 

 l'ai dit plus haut, page 9, n° 3, en disposant l'expérience 

 de façon que le circuit du poids soit le premier atteint 



