( H4 ) 

 d'une fois recommencé des analyses pour contrôler un 

 travail qui les aurait sans cela exposés à induire en erreur 

 ceux qui avaient mis en eux leur confiance. 



Parmi les procédés employés un seul est assez rapide 

 lorsqu'on se contente d'une approximation, c'est celui de 

 M. Pesier. Mais la dissolution du sulfate de potasse et 

 surtout celle des sulfates de potasse et de soude sont si 

 sujettes à la sursaturation que pour peu que le liquide 

 se soit trouvé pendant un instant à une température de 

 un ou deux degrés au-dessus de celle à laquelle on fait 

 la lecture sur l'échelle du natromètre, une erreur très- 

 notable peut-être commise ; et cette élévation momentanée 

 de température ne peut même être évitée qu'au prix de 

 beaucoup de soins et d'une attention soutenue pendant 

 plusieurs heures, puisque ce n'est qu'après une agitation 

 tout aussi longue à une température uniforme , avec un 

 excès de sulfate de potasse en poudre fine, qu'on peut es- 

 pérer d'approcher de la saturation, même à un quart pour 

 cent près. 



En un mot, le natromètre peut donner une erreur en 

 moins def p. °/o ou en plus de 1 à 2 p.%, alors même 

 que l'on consacre toute une journée d'un travail fastidieux 

 et machinal à cet essai trop peu approximatif. Inutile 

 d'ajouter que les erreurs deviennent énormes lorsqu'on 

 ne transforme pas le chlorure en sulfate, surtout dans les 

 essais de salins de betterave. 



Le dosage de la potasse par le chlorure de platine , qui 

 est considéré comme le moins défectueux que possède la 

 science , laisse cependant beaucoup à désirer. Les lavages 

 du chloroplatinate de potassium offre les plus grandes 

 difficultés. S'ils sont exécutés à l'alcool faible on dissout 

 une quantité considérable du sel double; si l'on se sert 



