( 449 ) 



Si l'on suppose que les lames BC et B'C soient de même 

 épaisseur et également inclinées, on a plus simplement : 



■m"m'" = 0,555. e . sin y. 



Nous voyons par cette expression , que l'inclinaison y de 

 chacune des lames est susceptible d'être réglée de façon 

 que la distance des images, dans le plan vertical de l'axe, 

 devienne aussi petite qu'on le désire. 



Après avoir ainsi obtenu dans la lunette deux images 

 séparées d'une étoile , comme dans l'héliomètre, j'ai réussi 

 à faire décrire une courbe circulaire par chacune, au 

 moyen du second scintillomètre qui a été décrit dans ma 

 notice. Il se compose essentiellement d'une lame de verre 

 épaisse, circulaire ou elliptique, tournant autour d'un axe 

 passant à son centre , et par rapport auquel le plan de la 

 lame est incliné obliquement. J'ai montré avec extension 

 que ce scintillomètre doit être placé dans le corps de la 

 lunette, un peu en avant de l'oculaire, de manière que 

 l'axe de rotation de la lame soit parallèle à l'axe optique 

 de l'instrument , et tout à fait en dehors de la direction 

 de cet axe. Quand un mécanisme imprime un mouvement 

 révolutif sufïisamjnent rapide à la lame ainsi disposée, 

 l'image de tout point lumineux vu dans la lunette y décrit 

 une petite circonférence de cercle. Le rayon de ce cercle 

 augmente avec l'inclinaison de la lame de verre sur son 

 axe de rotation, comme je l'ai indiqué. Ces faits étant rap- 

 pelés, il devient évident que quand le scintillomètre S 

 fonctionne entre la première lentille E de l'oculaire et le 

 système des deux glaces BC et BC interposé dans le corps 

 de la lunette , ainsi qu'il a été dit plus haut et comme le 

 montre d'ailleurs la figure 3, chacune des deux images 



2 me SÉRIE, TOME XVII. 30 



