DE BAROMETRIS. 325 



bantiir a calore & frigore , ob diverHis & irregulares 11- 

 quorum expanfiones , atque condenfationes, 4. Com- 

 pofita omnia urgentur difficultate cognofcendi diametros 

 tuborum , idque per totam variationis longitudinem. 5 . 

 Neceflaria fuccuflio ^ generat ofcillationes in compofitis 

 minimum asque incommodas , quam in ipfis fimplicibus. 

 Denique 6. difTicultates parandi a prioribus omnibus funt 

 pa:ne infeparabiles. 



XIIL Non foleo difficultates imputare aliornm 

 inTentis, nifi methodus mihi fuccurrat, qua tolh illas vel 

 imminui polTe autumo. Ut intelligam , quam prope ad 

 veritatem accedam , aut ab ea abiim , accipe fcopum , & 

 ftruduram novi cuiusdam Barometri , quod non ita pri- 

 dem animo fucciirrit. , 



Scopus et Structura novi Barometri. 



XIV. Mm eji, haberc Barometrum , quod va- 

 riationes gravitatis ctiam minorcs indicef, nihil atubiin- 

 aequalitate incommodi patiatur ; nihil a diverfitate afcen- 

 fus & defcenfus Mercurii •, quod expanfiones & conden- 

 fationes a calorc & frigore oriundas difcernat ab ef!e(ftu 

 gravitatis ; quod non indigeat menfura diametrorum in 

 tubis; in quo ofcillationes minimum impedimenti faciant; 

 quod ab cxhalatione , putrcdine , congelatione &c. nihil 

 patiatur •, quod paratu n-^n fit difficile; quod deniqueexa- 

 men (iiae exad'tudinis fecum vehat. 



XV. • Pro hoc fine alfumatur Barometrum vulgare 



S 8 3 folt. 



^ V. fupra f, 9. 



