53? DE BAROMETRIS, 



negliges {Ine incommodo. Sin omnem velis fcrupulum 

 cvitare , affige pendulum tabul^ , atque fic ad parietem 

 iirma machinam , ut id delignetlineam axi Mcrcurialis tu- 

 buli parallelam ; talem enim antca defcribes. Atquc i- 

 fta hucusque de ftrudura novi noftriBarometri dida funto; 

 ^uibusunumillud epimetri loco liibiungam. 



XLIV. Si non requiras , ut calorem a gravitate 

 difcernat Barometrum , fed tamen vulgari & fimplici 

 fenfibilius evadat , careatque nonnullis Baroraetri ftmpli- 

 cis defcdibus, (vid. ^. 12. n. l.2.)& ftrudurse fitnon 

 difficilis: potcftitafatisfieripetitoTuo. Sint dusetabulsc 

 ad angulum redum iundae , fic tamen , ut altera maneat 

 fixa , altcra circa axem rotari , & rotando radereprio- 

 rem poftit. Tabulse rotatili affigatur Barometrum fim- 

 plex , fed ordinario longe maius, fuperne fi pkcet fphae- 

 rula inftrudum, fcd t-ubi tamen ftridioris. In eo tubo 

 afliimatur pundum aliquod v. g. in altitudine quatuor pe- 

 dum ab inferiore bullula Mercurio plena : in maiore , aut 

 minore, proutBarometrum fenfibilius defideratur autmi- 

 nus fenfibile. Tum vero inclinetur tabula mobilis cum 

 affixo fibi Barometro , donec Mercurius attingat pun- 

 «Stum memoratum ; & obfervetur magnitudo anguli com- 

 prehenfi interfitumtubiiHclinatum &horizontem.Si enim 

 hic maior cft , Atmofphaerae maior gravitas cft pro ra- 

 tionefinuum anguii inclinationis. Non igitur difficile e- 

 rit , conftruerc fcalam fuper tabula immobili , quce exlii- 

 bcat altitudinem Mercurii in menfiuris ufitatis. Ita no- 

 iram obtinemus Barometri ftruduram , quam tamen {vk" 

 periori poftponendam efle putamus. 



Ufus 



