— 268 — 
houdt het volume constant en meet de toename in druk. Het 
toestel is breekbaar en volumineus. 
5. Dissociatie. De koolzure kalk begint bij 500° koolzuur 
af te geven, en houdt daarmede op bij 1000°. Deze dissociatie 
is zeer afhankelijk van den aard der koolzure kalk en daarom 
geen goed middel om de temperatuur naar te beoordeelen. 
6. Vermeerdering van den weerstand in een geleider voor 
een electrischen stroom bij verhooging van temperatuur. Een 
stroom wordt in tweeén gesplitst; een tak wordt verbonden 
met een bekende weerstand en de andere wordt verwarmd. 
7. Calorimetrisch. Een bepaalde massa, die verhit is 
geworden, wordt in water gebracht en uit de stijging in 
temperatuur van het water die van de massa bepaald. 
8. Smeltpunten van metalen. Men maakt kleine blokjes 
van verschillende alliages van tin (228°), zink (412°), aluminium 
(700°), zilver (954°), goud (1035°) en platina (1770°). Deze 
blokjes worden op een rij in de te meten warmte gezet en 
gezien welke smelten en welke niet. De methode is kostbaar 
en vooral boven 1200° niet meer nauwkeurig, door het onge- 
lijke gedrag van platina. 
9. Geluid; een warme fluit geeft hoogere tonen. 
10. Licht; meestal omschrijft men de kleur van het 
gesmoltene; moeilijk is het uit te maken of iets donker of 
lichtrood van kleur is. 
De optische pyrometer van WANNER, die tusschen 900°— 
2300 zeer nauwkeurig werkt en zelfs tot !/;,° nauwkeurig 
berust op het meten van de intensiteit van een bepaald soort 
van lichtstralen. Men neemt hiervoor de roode lichtstralen 
van de Fraunhofersche strepen in C. 
De gesmolten massa straalt licht uit, dat in een kijker 
wordt opgevangen en door een prisma in het spectrum ont- 
leed. Door een diaphragma worden alleen de roode stralen 
verder doorgelaten. Evenwijdig aan het licht van de gesmolten 
massa valt een lichtbundel van een elektrisch lampje van 
bekende sterkte, daar voor den kijker een scherm met twee 
spleetvormige openingen geplaatst is. Door een systeem van 
