a) Apparate. 



37 



Fig. 9. 



L 



--dmo 



k 



..VJ 



O 



werden kann. Die 3 Schnüre laufen nach der anderen Seite über den Aufsatz 

 hinweg bis zu dem grossen Messingring R und weiter bis zu dem Eimer (E). 

 3) Der filtrirende Eimer (Fig. 6 u. 7, s / 8 resp. % natürl. Grösse) besteht 

 aus einem 12 resp. 20 cm langen Messingcylinder, dessen Seiten bis auf 3 

 schmale Stäbe (Fig. 6 s) herausgenommen sind, aber so, dass nach oben und 

 unten je 3 cm vom Cylinder stehen bleiben (Fig. 6 a u. b). Die Gaze wird oben 

 und unten durch Klemmringe (Fig. 6/'/" u. Fig. 10) an den Seiten durch 

 3 schmale Platten p, die auf die 3 stehengebliebenen Stäbe passen, vermittels 

 Fig. s. Schrauben angedrückt. So ist am 



Netzzeug des Eimers kein Nadelstich 



nöthig, wenn man die seitlichen 



Kanten der Gaze zwischen zwei 



Platten bringt (Fig. 7). Der nach 



der Mitte zu abfallende Boden des 



Eimers trägt ein Rohr (t), welches 



durch einen durchbohrten Hahn (A) 



geöffnet und geschlossen werden kann. 



Der obere Theil des Cylinders trägt 



ein Gewinde, durch welches der ganze 



Apparat an den Messingring E an- 

 geschraubt werden kann. 



Ausser diesen Netzen, die ich 



nur für quantitative Untersuchungen 



brauchte, bediente ich mich eines 



Qualitativen Planktonnetzes 



(Fig. 8, 1 / 10 natürlich. Grösse, und 9). 



Dieses Netz dient hauptsächlich zur 



Oberflächenfischerei und zeichnet sich 



dadurch von den gebräuchlichen ein- 

 fachen Netzen aus, dass sich das 



ganze Material auf einem kleinen 



straff gespannten Gazestücke (g) 



sammelt und von dort leichter und 



sauberer abgenommen werden kann, 



k* 



\ 



o /•• 



Eimer desselben im Längsschnitt. 



Fig. 10. 



Qualitatives Planktonnetz. 



Klemmring. 



als von dem beuteiförmigen Boden eines gewöhnlichen Netzes. Das conische 

 Netz ist oben an einem Messingring von 25 cm Durchmesser befestigt, unten 

 an dem zu beschreibenden Eimer von 4 cm Durchmesser. Als Netzzeug ver- 

 wandte ich Müllergaze Nr. 12, deren Maschen noch dicht genug sind, wenn 

 es sich nicht um quantitative Untersuchungen handelt. Der Eimer (Fig. 9) 

 besteht aus einem Messingcylinder, der in der Mitte auseinanderschraubbar ist 

 (a) und dessen innere Kanten an beiden Enden (Je k') abgeschliffen sind, damit 

 kein Material auf der Fläche liegen bleibt. Um jedes Ende kann ein Klemm- 

 ring (Fig. 9r r' und Fig. 10) gelegt werden, der aus dünnem Messingblech besteht 

 und durch eine Schraube angezogen werden kann. Der obere Theil trägt 

 ausserdem 3 Oesen (o), nach welchen Schnüre vom oberen Netzring laufen, die 



