c) Die Auswerthung des Fanges. 



43 



jedes einzelnen Individuums. Die sinnreich von Hensen erdachte und angewendete 



Methode ist folgende: 



Von dem Fange wird die überschüssige Pikrinschwefelsäure abgegossen und 



dann Wasser so viel zugesetzt, bis sich die Masse gut durcheinander schütteln 



lässt. Befindet sich der Fang in Alkohol, so muss der Alkohol durch Wasser 



erst ausgewaschen werden, was mehrere Tage in Anspruch nimmt. Nehmen wir 



an, dass nach der Verdünnung das Volumen 50 ccm betrage, so ist es klar, dass 



sich in 1 ccm die verschiedenen Organismen nicht in der gleichen Zahl finden. 



Während wir vielleicht eine Leptodora finden, befinden sich in demselben Volumen 



gegen 300 000 Melosira. Um letztere zählen zu können, nehmen wir von dieser 



ersten Verdünnung 2,5 ccm ab und verdünnen sie auf 50 ccm, dann haben wir 



. ,. Tr -, . . . , 300 000 



m dieser zweiten Verdünnung m jedem Kubikcentimeter nur _^,^ w = 15000 



Melosira. Von dieser Verdünnung können wir '/io ccm > 

 der 1500 Zellen enthalten würde, bequem zählen. In dieser 

 Wassermasse würden wir aber keinen einzigen der selteneren 

 Organismen finden, daher dürfen wir, wenn wir diese zählen 

 wollen, die Verdünnung nicht so weit treiben, sondern 

 vielleicht 10 ccm der ersten Verdünnung auf 50 ccm ver- 

 dünnen, für die ganz seltenen werden wir aber die erste 

 Verdünnung selbst zur Zählung benutzen. 



Da, wie wir gesehen haben, sich in 1 ccm Flüssig- 

 keit noch Millionen von Organismen vorfinden können, so 

 muss das Entnehmen einer bestimmten Menge von Flüssig- 

 keit durch ganz besondere Vorkehrungen geschehen; denn 

 das Abmessen in einem Messcylinder kann für diesen Zweck 

 nur ganz rohe Werthe geben. Es sind daher von Hensen 

 besondere Stempelpipetten (Fig. 13) construirt worden, 

 die ganz Vorzügliches leisten. Solch ein Instrument be- 

 steht aus einem kräftigen Glasrohr (B), das unten ganz 

 eben abgeschliffen ist. In diesem Kohr bewegt sich ein 

 Stempel, der abwechselnd aus Kork- (h) und Metallplatten 

 (z) zusammengesetzt ist, die durch zwei Schrauben fest an 

 einander gedrückt werden. An diesen Stempel ist ein stempeipipette. 



massiver Metallcylinder (m) angeschraubt, der genau in die Glasröhre hinein- 

 passt. Von diesem Cy lind er wird nun so viel Metall ausgeschliffen, dass 

 zwischen ihm und dem Glasrohr {B) genau ein bestimmtes Volumen bleibt, 

 z. B. 1 ccm. Dies wird so bewerkstelligt, dass zuerst ein Theil aus dem 

 Metallcylinder herausgenommen wird. Dann wird die Pipette gewogen, hierauf 

 wird die Höhlung mit Quecksilber gefüllt und wieder gewogen. Da man 

 nun das Gewicht eines Kubikcentimeters Quecksilber kennt, so kann man genau 

 den Punkt treffen, wo die Höhlung im Stempel 1 ccm fasst. Es sind von diesen 

 Stempelpipetten sechs verschiedene Grössen zum bequemen Gebrauche nöthig, 

 nämlich zu 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2,5; 5 cm. Diese Pipetten werden so angewendet, 

 dass sie mit vorgestossenem Stempel in ein durch einen durchbohrten Kork ver- 



