44 



III. Methodik. 



Fig. 14. 



schlossenes Glas mit starken Wandungen*) (A), in dem die Flüssigkeit sich be- 

 findet, von der ein Theil entnommen werden soll, hineingestellt werden (siehe 

 Fig. 13). Die Masse wird durch kräftiges Schütteln aufgerührt, und sobald sich 

 die Organismen möglichst gleichmässig vertheilt haben, wird das Glasrohr B 

 niedergestossen; dann ist zwischen dem Glasrohr und dem Stempel m ein genau 

 bekanntes Volumen Flüssigkeit eingeschlossen. Ehe man jedoch diese Flüssig- 

 keitsmenge entleert, ist es 

 nöthig, den unteren Rand 

 des Glasrohres mit Fett zu 

 bestreichen, da sonst leicht 

 ein Tropfen daran hängen 

 bleiben kann. Nach Ent- 

 leerung des Volumens wird 

 dann noch mit einigen Tropfen 

 Wasser nachgespült, so dass 

 man sicher sein kann, dass 

 keine Organismen zurück- 

 geblieben sind. Dieses ab- 

 gemessene Volumen wird 

 dann zur Verdünnung be- 

 nutzt resp. gezählt. 



Haben wir uns eine ge- 

 nügende Verdünnung her- 

 gestellt, dann kann die 

 Zählung beginnen. Hierzu 

 wird das Zählmikroskop**) 

 (Fig. 14, 1 I± nat. Grösse) be- 

 nutzt. Dieses Mikroskop 

 zeichnet sich durch seinen 

 Objekttisch aus. Dieser ist 

 so gross, dass er Glasplatten 

 von ll 1 /* X 10 cm fassen 

 kann, und was die Haupt- 

 sache ist, er ist durch zwei 

 Schrauben a b sowohl von vorn nach hinten, als seitwärts verschiebbar. Auf 



*) Auch Zacharias (101) hat sich in neuester Zeit auf die früher von ihm so ver- 

 achteten Zählungen geworfen. Seine Methode ist aber höchst sonderbar. Er schreibt: 

 „. . . Hierauf wird der ganze Fang auf einen Filter gebracht und je nach seiner grösseren 

 oder geringeren Quantität in 50, 75 oder 100 ccm Formolwasser vertheilt. Während ein 

 Gehilfe diese Mischung mit einem Grlasstabe umrührt, .... hält man die .... Zählpipette 

 bereit und entnimmt .... rasch eine Stichprobe" .... Es ist hieraus zu ersehen, dass 

 Zacharias gar nicht den Sinn der Pipetten begriffen hat, denn wenn er den Fang mit 

 Formolwasser auf einen Filter bringt, so läuft natürlich die Flüssigkeit durch den Filter 

 durch, was sich Zacharias doch auch sagen müsste, und dann hat er eben nicht mehr die 

 Masse in der bestimmten Verdünnung. 



**) Objekttische für Zählung fertigt jetzt der Mechaniker Z Wickert in Kiel für jedes 

 beliebige Mikroskop zum Preise von 60 M. an. 



Zählmikroskop. 



