c) Die Auswerthung des Fanges. 45 



den rabmenförmigen Objekttisch werden Glasplatten aufgelegt, die fein mit 

 dem Diamanten liniirt sind und zwar hat jede Platte ein bestimmtes Linien- 

 system. Wählt man die passende Vergrösserung, so kann man im Gesichts- 

 felde zwei parallele Linien laufen sehen, und wenn man an einer seitlichen 

 Schraube dreht, so bewegt sich die Glasplatte langsam weiter, wobei man 

 immer den Eaum zwischen denselben Linien im Auge behalten kann. Ist man 

 am Ende eines Zwischenraumes angelangt, so wird mit Hilfe der anderen 

 Schraube der Objekttisch senkrecht zu der vorherigen Kichtung um einen Zwischen- 

 raum weiter gedreht und dann in diesem die Beobachtung weiter fortgesetzt. 

 So kann man allmählich die ganze Platte mit dem Mikroskop untersuchen und 

 ist sicher, dass kein Punkt übersehen ist. 



Bringen wir nun auf eine liniirte Glasplatte ein bestimmtes Maass einer 

 Verdünnung, so können wir die Zahl der einzelnen Organismen, die sich in diesem 

 Volumen befinden, bestimmen. Die Verdünnung wählt man am besten so, dass 

 man von der häufigsten Spezies nie mehr als 1000 und nie weniger als 100 auf 

 der Platte hat. Würde es sich nur um eine Spezies handeln, so wäre die Zählung 

 leicht auszuführen. Man brauchte nur die Platte allmählich zu durchsuchen und 

 jedes Individuum, das in das Gesichtsfeld kommt, zu zählen, dann wüsste man, 

 wie viel Organismen auf der Platte sind und könnte, da man die Verdünnung 

 kennt, die Summe der Organismen im ganzen Fange berechnen. Hätten wir 

 z. B. eine Verdünnung von 1:10 angewendet und 1 cem Verdünnung durchgezählt 

 und fänden 55 Clathrocystis, dann wären im ganzen Fange (von 50 cem) 

 55x10x50 = 27500 Clathrocystis vorhanden. 



Handelt es sich jedoch um mehrere Spezies, so kann man diese nicht im 

 Kopfe getrennt zählen. Doch auch hier hat Hensen Rath geschafft. Da in 

 einem Fange höchstens 30 — 50 verschiedene Spezies von Thieren und Pflanzen 

 vorhanden sind, so werden an einem Setzerkasten, der ebenso viel Fächer enthält, 

 die Namen der vorhandenen Organismen angebracht, für jede Spezies ein Fach. 

 Untersucht man jetzt eine Platte, so werden die mannigfaltigen Organismen nicht 

 mehr gezählt, sondern sobald irgend einer im Gesichtsfelde sich blicken lässt, 

 wird für ihn ein Pfennig (Spielmarke, Bohne) in sein betreffendes Fach gelegt. 

 So kann man leicht eine Platte, auf der sich 50 verschiedene Arten durcheinander- 

 gemengt befinden, zählen. Auf den ersten Platten werden die Diatomeen, die 

 meist am zahlreichsten in einem Fange vorhanden sind, gezählt, andere Orga- 

 nismen natürlich auch berücksichtigt. Zuerst wird ein stark verdünnter Theil 

 des Fanges genommen, da trotzdem genug Individuen auf die Platte kommen. 

 Die Vergrösserung muss anfangs nicht zu schwach sein, etwa 100, zum Zählen der 

 Diatomeen und anderer Algen. Auf die Platte kommt nur 0,1 cem Flüssigkeit, 

 die mit der betreffenden Stempelpipette abgemessen wird. Für die starke Ver- 

 grösserung bildet diese geringe Wasserschicht aber immerhin noch ein Hinderniss, 

 alle Organismen zu sehen; hat man das Mikroskop auf die Oberfläche der Platte 

 eingestellt, so entgehen einem die Organismen, die an der Oberfläche der Flüssig- 

 keit sich befinden. Daher ist es vortheilhaft, die Diatomeen trocken zu zählen. 

 Es wird zu diesem Zwecke ein bestimmtes Volumen Flüssigkeit auf eine Platte 

 gebracht und diese dann der Wärme der Sonne, eines heizbaren Objekttisches 



