Gasometrie* 
369 
viele  Miihe  und  Kosten  in  moglichster  Vollkommenlieit  von 
jedeni  Chemiker  selbst  dargestellt  "werden  kann.  Auf  solcbe 
Weise  glaube  ich  den  Chemikern , und  folglich  auch  der  Wis- 
senscliaft,  einen  Dienst  zu  leisten ; denn  nur  das,  was  sich  stets 
ais  praktisch  anwendbar  bewahrt  hat,  soli  hier  eine  Sielle 
finden. 
1.  Von  den  Mitteln,  die  Quantitat  eines  gegebenen 
Gases  niit  aller  Scharfe  zu  bestimmen. 
Des  geringen  Gewichtes  der  Gasarlen  und  der  Scbwierig- 
keit  wegen , dieses  Gewicht  zu  bestimmen,  ist  die  Methode, 
die  Menge  eines  Gases  dem  Volumen  nach  zu  scbatzen , von 
bei  weitem  leicliterer  Anwendung.  Das  Volumen  liisst  sich 
aber  auf  doppelte  Weise  bestimmen:  entvveder  durcb  Gubik- 
masse  (Gasmesser  im  eigentlichen  Sinn),  oder  durcb  Abwa^ 
gen  einer,  dasselbe  Volumen  ausfiillenden,  Fliissigkeit.  Von 
beiden  Methoden  soli  nun  die  Rede  seyn. 
A.  Von  den  Gasmessern  iiberhaupt. 
Da  die  Gasmesser  durchsichtig  seyn  miissen , so  konnen 
nur  gliiserne  Gefasse  hiezu  gebraucht  werden.  Um  grossere 
Quantitaten  Gas,  welche  vom  Wasser  nicht  verschluckt  wer- 
den *),  mit  aller  Scharfe  zu  messen , hat  sich  mir  folgen- 
des  Verfahren  ais  das  genaueste  bewahrt.  In  eine  Flasehe 
von  entsprecbender  Grosse,  auf  deren  Boden  eine  mossingene 
Plalte  mit  einem  Hacken  gekiittetist,  wird  das  zu  messende  Gas 
unter  Wasser  gelassen , hierauf  die  Flasehe  in  ein  mit  Wasser 
gefiilltes  hinliinglich  grosses  Zuckerglas  gebracht,  mit  dem 
Hacken  an  die  Schale  einer  Waage  so  befesiigt,  dass  die 
*)  Es  verstelit  sich  ron  selbst,  dass  hier  nur  von  solchen  Gasarten  die  Rede  Ist, 
welche  In  schr  geringer  Menge  vom  Wasser  verschluckt  werden. 
