370 
G.  Bischop, 
Flasche  ganz  linter  Wasser  schwebt.  Solite  der  Schwerpunkt  der 
Flasche,  wenn  sie  fast  ganz  mit  Gas  angefiillt  ist,  zii  weit  nach 
oben  kommen  und  diese  deshalb  leicht  umschlagen,  so  kann 
man  diesem  Umstande  leicht  dnrch  einen  an  ihrem  Hals  befe- 
sligten  bleiernen  Ring  vorbeiigen.  War  das  Gas  schon  langere 
Zeit  mit  dem  Sperrungswasser  in  Beriihrung,  so  hat  es  dessen 
Temperatur  angenommen,  und  die  Waage  kommt,  nachdem 
in  die  andere  Schale  das  entsprechende  Gewicht  gelegt  wor- 
den , bald  zum  Einspielen.  Im  entgegengesetzten  Fall  wird 
das  Gas,  wahrend  es  die  Temperatur  des  Sperrungswassers 
annimmt,  sich  entweder  zusammenziehen  oder  ausdehnen , 
und  daher  die  Flasche  entweder  schwerer  oder  leichter  wer- 
den.  So  wie  also  die  Waage  zum  Einstehen  kommt,  ist  es 
ein  sicheres  Zeichen,  dass  das  eingeschlossene  Gas  genau  die 
Temperatur  des  Sperrungswassers,  welche  ein  hineingestelltes 
Thermometer  anzeigt,  angenommen  habe  *).  Wird  hierauf  die 
Flasche,  ganz  mit  Wasser  angefiillt,  auf  gleicheWeise  unter  Was- 
ser abgewogen,  so  giebt  die  Differeuz  der  Gewichte  das  Gewicht 
des  dem  Gasvolumen  entsprechenden  Wasservolumens.  Hier- 
bei  kommen  aber  noch  zwei  Dinge  in  Betracbt:  erstens  muss 
zu  dem  Barometerstand,  bei  welchem  diese  Besiimmung  ge- 
macht  worden,  noch  der  Druck  der  W^assersaule  vom  innem 
Wasserspiegel  des  eingeschlossenen  Gases  bis  zum  aussern  des 
Sperrungswassers,  durch  i3,  5 (das  specilische  Gewicht  des 
*)  Zam  volligen  Einstehen  der  Waage  kann  es  eigentlich  nur  dann  kommen  , 
wenn  das  Sperrungswasser  mit  dem  zu  messenden  Gas  sich  voiikommen  ge- 
sattigt  hat ; denn  so  wie  das  Wasser  allmahlig  von  dem  Gas  absorbirt, 
tritt  immer  mehr  Wasser  in  die  Flasche  hinein , und  das  Gewicht  nimmt  zu. 
Da  aber  diese  Absorption  und  folglich  auch  diese  Gewichtsznnahme  nur  sehr 
langsam  von  Statten  geht  , so  hat  man  Zeit  genug , die  Gewichtsbestimmung 
zu  machen , sobaid  nur  die  Temperatur  des  Gases  und  des  SperrungSAvassers 
sich  ausgeglichen  haben. 
