374 
G.  Biscnop, 
forlsetzen  5 alleiii  in  manchen  Fitllen  wiinscht  man  denn  doch 
die  Genaaigkeit  so  weit  zu  ireiben^  dass  nnr  noeh  die  nn ver- 
ni eidlichen  Beobachtungsfehler  librig  bleiben,  nnd  ich  sehe 
iiberhaupt  nicht  ein , warum  man  beim  Messen  Miltel  ver- 
scbmahen  solite , wodurch  der  bochste  Grad  der  Genauigkeit 
erreicht  werden  kanu , wahrend  man  in  der  That  bei  unseren 
Waagen  die  Empfindlichkeit,  und  mithin  die  Genauigkeit  der 
Gewiclitsbestimmung , aufs  Aeusserste  gebracht  hat.  Ich  werde 
nun  zeigen , dass  dieser  Grad  der  Genauigkeit  ohne  Schwierig- 
keit  und  ohne  weiiliiufiges  Verfahren  auch  bei  der  Gasometrie 
erreicht  werden  konne  , besonders  wenn  die  Versuche  im 
Quecksilberapparat  angestellt  werden. 
Schon  vor  sieben  Jahren  habe  ich  ein  Verfahren  beschrie- 
ben  *),  die  Gorrectionen  bei  gasometrischen  Versuchen  wegen 
Barometer-  und  Thermometerstand  dadurch  zu  machen , dass 
der  mit  dem  zu  messenden  Gase  gefiillte  Gasmesser  mehr  oder 
weniger  aus  dem  sperrenden  Quecksilber  herausgezogen  werde. 
Spiiler  habe  ich  gerade  den  entgegengesetzten  Weg  einge- 
schlagen:  ich  benntze  namlich  gegenwiii  tig  die  Ausdehnuiig  des 
eiiigeschlossenen  Gases  beim  Herausziehen  des  Gasmessers  aus 
dem  Sperrungsmittel , und  die  Zusammenziehung  desselbeh 
beim  Hineinseuken  in  die  Sperrungsfldssigkeit , ais  ein  Mittel, 
das  innere  Niveau  stels  auf  einen  ganzen  Theil  haarscharf  zu 
bringen.  Hierdurch  erreiche  ich  den  grossen  Vortheil,  dass 
der  Gasmesser  nur  in  grossere  Theile  abgetheilt  zu  werden 
braucht , und  dennoch  so  genaue  Maasse,  ais  nur  immer 
moglich , nehmen  lasst.  Es  ist  leicht  einzusehen , dass  die 
Lange  dieser  Theile  ein  Maximum  nicht  iiberschreiten  daif, 
wenn  es  steis  moglich  seyn  soli,  den  Stand  des  Quecksilbers 
*)  Sielie  Schweiggers  Journal  fur  Chemie  nnd  Physik  B.  XiX.  S.  i66. 
