Gasometrie, 
375 
auf  eineu  solchen  Theilstrich  durch  Herausziehen  oder  durcli  Ein- 
senken  des  Gasmessers  zu  briDgen.  Dieses  Maximum  liiingt  ab 
von  der  Hohe  der  Quecksilbersaule  in  der  Rohre  und  in  der 
pneumalischen  Wanne  , so  wie  von  der  Hohe  der  Gassaule  und 
von  dem  Barometerstand.  Sind  diese  vier  Grossen  bekannt,  so 
liisst  sicb  durch  folgende  Betrachtnng  dieses  Maximum  finden. 
Es  sey  die  Lange  der  Glasrohre,  vom  iiussern  Quecksilber- 
spiegel  an  gerechnet,  wenn  ihre  Oeffnung  eben  noch  mit 
Quecksilber  gesperrt  isjt,  = c;  die  Hohe  der  Quecksilber- 
saule in  dieser  Rohre  = d;  folglich  die  Hohe  der  in  dem 
Gasmesser  eingeschlossenen  Gassaule  = c — d.  Es  sey  ferner 
der  Barometerstand  = b.  Wenn  nun  die  Glasrohre  so  weit 
in  die  pneumatische  Quecksilberwanne  eingesenkt  wird,  dass 
sie  auf  dem  Boden  aufsteht,  so  sey  die  Lange  der  Glasrohre, 
vom  aussern  Quecksilberspiegel  an  gerechnet,  — c — n,  die 
Hdhe  der  jetzigen  Quecksilbersaule  in  dieser  Rohre  = x*, 
folglich  die  Hohe  der  Gassaule  = c — n — x.  Angenommen 
nun,  dass  die  Glasrohre  durchaus  von  gleicher  Weite  sey,  so 
verhalt  sicli  offenbar: 
c — (1  : c — n—  x = b — x : b — d. 
folglich  ist  (c  — d)  (b  — d)  = (c  — n — x)  (b  — x). 
Bringt  man  diese  Gleichung  auf  Null,  so  erhalt  man 
— (b  + c — n)  x-f  (c — d)  d — (n  — d)  b = o 
folglich  ist 
^ =|Xb±c-^*  _Cc-d)d  + (n-d)  b + 
oder  - (b  + c - dj  d 4-  bp 
nach  welch  letzteren  Formel  der  Werth  von  x sich  bequemer 
finden  lasst. 
