Gasomeirie, 
377 
niclit  durchaus  von  gleicher  Weite  ist,  doch  nicht  die  erfor- 
derliche  Genauigkeit  gewabrt,  wahrend  dieser  Umstand  beim 
unmiltelbaren  Galibriren  gar  keinen  Einfluss  hat,  weshalb  man 
auch  in  der  Wahl  der  Rohren  gar  nicht  verlegen  ist.  Hier- 
bei  kommt  noch  besonders  zu  slatten,  dass  eine  solche  Ein- 
theilung  bald  gemacht  ist ; mithin  wenig  Zeit  und  Miihe  ver- 
loren  geht,  wenn  der  Gasmesser  durch  irgend  einen  Zufall 
zerbricht:  ein  Umstand,  der  vorziiglicb  wiGhtig  ist  beiDeto- 
nationsrohren. 
B.  Von  den  Detonationsrdhren. 
Einer  der  wlchtigsten  pneumatischen  Apparate  ist  die  De- 
tonationsrohre.  Nach  vielen  vergebliclien  Versuchen  ist  es  mir 
gelungen,  zur  Fertigung  einer  genau  calibrirten  Detonationsrohre 
mit  eingeschmolzenen  Plalindrahlen  nicht  mehr  ais  zwei 
Stunden  Zeit  zu  brauchen : ein  Umsland,  der  bei  einem  Appa- 
rate, welcher  ofl  in  einem  Moment  zerschmetlert  wird,  von 
Wichtigkeit  ist. 
Hier  die  Beschreibung  meines  Verfahrens.  Eine  20  Zoll 
lange  und  0,4  bis  o,5  Zoll  dicke  Glasrohre  von  starkem  Glase 
wird  an  dem  einen  Ende  iu  eine  feine  Spitze  ausgezogen  , die- 
selbe  n^he  au  der  Rohre  abgebrochen,  ein  etwa  i Zoll  langer 
Platindraht  in  die  Oeffnung  gebracht,  und  luftdicht  zngeschmol- 
zen.  Hierauf  halte  ich  die  Rohre  ohngefiihr  1V2  Zoll  von 
dem  zugeschmolzenen  Ende  abwiirls  in  die  Flamme,  wahrend 
ich  zur  Seit^  der  Lampe  mich  befinde  und  in  d^s  offene  Ende 
hinein  blase,  so  bald  das  Glas  weich  zu  werden  anfangt. 
Die  se  Stelle  erhebt  sich  dadurch  immer  mehr  und  bekoramt 
endlich  eine  runde  Oeffnung.  Bliist  man  in  dem  Augenblick 
des  Berstens  nicht  zu  slark,  und  presst  man. die  Luft  nur  all- 
malig,  so  kann  man  ein  Loch  von  einer  nur  sehr  kleineu 
