Gasometrie* 
391 
durch  Detonalion  mit  Sauerstoffgas  geschieht.  Wenn  niimlich 
die  Gasarten  in  diesem  Falle  im  Maximum  der  Feuchtlieit 
angewendet  wurden,  so  kann  natiirlich  der  Gasriicksiaud  nicht 
mit  Wassergas  gesattigt  seyn  , sofern  nicht  etwa  wahrend  der 
Zerselzung  Wasser  erzeugt  worden  ist.  Auch  hier  ist  es  also  an- 
gemessen , zum  Gasriickstande  einen  Tropfen  Wasser  zu  setzen. 
III.  Beschreibung  des  Apparats. 
Hiezn  die  Knpfertafel.  (Tab.  XXXVIII.) 
Auf  der  Kupfertafel  ist  der  Quecksilberapparat  des  che- 
mischen  Laboratoriums  der  hiesigen  Universitiit  abgebildet. 
Die  Ansicht  ist  schief  von  der  Seite  genommen  worden. 
ABGD  Fig.  I.  ist  ein  viereckiger  holzerner  Kasten  von  starkem 
Holze,  innen  mit  Papier  ausgeklebt,  welcher  wie  ein  gewohn- 
licher  Tisch  auf  4 Fiissen  steht.  Derselbe  dient,  das  Queck- 
silber  5 welches  wahrend  des  Experimentirens  verspritzt, 
aufzusammeln  , weshalb  der  innere  Boden  concav  gebildet  ist, 
und  in  der  Mitte  eine  halbrunde  Grube  hat,  in  welche  das 
zerslreute  Quecksilber  von  selbst  lauft.  Einander  gegeniiber  sind 
zwei  starke  holzerne  Siiulen  EF  und  GH,  welche  oben  dnrch 
den  Querbalken  FH  verbunden  sind,  befesiigt.  I ist  die  runde 
eiserne  Quecksilberwanne.  Zur  Fesihaltung  der  Gasmesser  nnd 
Detonationsrohren  dient  die  Vorrichtung  K.  Dieselbe  ist  ei- 
gentlich  eine  Nachbildung  des  hintern  Theiis  einer  Hohelbank, 
(die  sogenannte  HInterzange , ) welche  an  der  eisernen  , unien 
in  dem  Quecksilberkasten  hei  a eingeschraiibten,  oben  in  dem 
Querbalken  durch  die  Schraubemutter  b befesligten , Siange 
verschiebbar  ist,  und  an  jedem  beliebigen  Orte  durch  die  Steli- 
schraube  c fesigestellt  werden  kann.  Fig.  3 stellt  diese  Vor- 
richlung  von  oben  herab  gesehen  dar:  gleiche  Buchstaben  be- 
