Gasometrie. 
393 
Vermittelst  der  Mikrometerschraube  p bewirkt  man  die  feinen 
Bewegungen.  Die  Eiotbeilung  des  Nonius  befindet  sicb  bei 
o innerbalb  der  eisernen  Bander^  welcbe  den  Maassstab  um- 
geben.  Auf  dem  Maassstab  sind  nocb  Zebntel- Zoile  verzeicb- 
net  und  durcb  den  Nonius  liest  man  Hundertlel  Zoile  ab. 
Fig.  2 stellt  den  Nonius,  von  der  Seite  geseben , in  natiir- 
licber  Grosse  dar. 
Aus  dem,  was  icb  oben  liber  meine  Meibode,  gasomelriscbe 
Versucbe  anzustellen , mitgelbeilt  babe,  ergiebt  sicb  nun  von 
selbst  der  Gebraucb  dieses  Quecksilberapparats.  Es  kommt  nam- 
licb  stets  darauf  an , wenn  ein  Gas  in  die  Delonaiionsrohre 
zur  Untersucbung  eingelassen  worden  ist,  dieselbe  so  lange 
binauf  oder  binab  zu  scbieben,  bis  der  innere  Quecksilber- 
spiegel,  der  entsprecbende  Tbeilslricb  und  der  Zeiger  ein- 
ander  decken,  wo  man  dann  an  dem  Nonius  die  Hobe  der 
Quecksilbersaule  bis  auf  ^ Zoll  (da  man  nocb  mit  dem  Auge 
den  Hunderttel  Zoll  theilen  kann)  abliest.  Da  das  Auge  wab- 
rend  der  Beobacbtung  stets  denselben  Stand  gegen  den  Queck- 
silberspiegel  beibebalt,  so  wird  die  Augen-Parallaxe  vermieden, 
und  es  lasst  sicb  also  die  Messung  der  Quecksilbersaule  eben 
so  genau  macben , wie  am  Barometer,  wodurcb , wie  mir 
scbeint,  der  bochste  Grad  der  Genauigkeit  obne  Scbwi6rigkeit 
erreicbt  werden  kann.  Hiezu  kommt  nocb,  dass  das  Gas  in 
einem  solcben  Gasmesser,  besonders  wenn  derselbe  sebr  lang 
ist,  in  einem  sebr  aiisgedebnten  Zustande  sicb  befindet,  miN 
hin  selbst  die  unvermeidlichen  Beobachlungsfehler  sicb  nocb 
vermindern , wenn  das  Gasvolumen  auf  den  gewohnlichen 
Druck  der  Atmosphare  reducirt  wird. 
Billig  solite  man  bei  allen  Grossen  - Bestimmungen  vor 
allem  den  Grad  der  Genauigkeit,  welchen  dieselben  zulassen, 
auszumitteln  sucben.  In  der  angewandten  Mathematik  und 
