Questo è r uso facile e spedito ; lo si può adattare a qual- 

 siasi piano orizzontale fino ad ora proposto , e dà anche tutte 

 le proiezioni ortogonali antero-posteriori del cranio, le cfuali a 

 mio credere non devono essere trascurate. Si compone di due 

 parti, la base e V apparecchio goniometrico. La prima consiste 

 in una tavoletta (a) rettangolare, sulla cui superficie, vicino e 

 paralleli ai margini longitudinali stanno disposti due solchi ad 

 incastro (bb, e). In quello situato verso il margine posteriore, 

 scorre la tavoletta del cranioforo del Topinard (e), sulla quale 

 deve posare il cranio col piano condilo-alveolare. Nell'altro si- 

 tuato in. prossimità al margine anteriore, innalzasi verticalmente 

 l'apparecchio goniometrico (n, o, m), il cui sostegno, o gonio- 

 metroforo (m, n) scorre incastrato nel solco stesso. Una scala 

 millimetrica (d) segnata sulla superficie della tavola rettango- 

 lare, tra il suo margine anteriore ed il goniometroforo , indica 

 la posizione di quest'ultimo. Questo poi sarebbe disposto in modo 

 da lasciar innalzare ed abbassare con facilità un asse perfo- 

 rato (w), che lo attraversa orizzontalmente e che resta comune 

 ad un rapportatore (o) e ad un'asta (i) lunga circa 20 centi- 

 metri con scala millimetrica. Il canale che passa da parte a parte 

 lunghesso l'asse, corrisponde esattamente allo zero tanto del 

 rapportatore (o) che dell'asta, e l'uno e l'altra girano indipen- 

 denti intorno all' asse stesso. Sull' asta scivola una traversina 

 metallica (e), la quale mantiensi sempre parallela al piano oriz- 

 zontale della tavola rettangolare. Tutti questi varii pezzi si muo- 

 vono 1' uno sull' altro a filo di squadra, con molta precisione e 

 speditezza. 



Ora, per usare tale apparecchio , si segna innanzi tutto con 

 punto colorato, sul cranio da studiare, l'ofrion; un secondo segno 

 lo si fa sul fianco esterno del condilo occipitale a livello del 

 basion; indi si adagia il cranio col piano condilo-alveolare sulla 

 base a ciò disposta. Per avere l'angolo facciale del Topinard o 

 zoologico, bisogna mettere l'indice del sostegno del goniometro 

 allo zero della tavola rettangolare, al qual segno deve portarci 

 anche il punto alveolare. Queste operazioni si compiono con fa- 

 cilità e precisione, servendosi dello stiletto metallico introdotto 

 nel canale dell'asse e spinto fino a toccare il punto suaccennato. 

 Fatto ciò , devesi dare al rapportatore 1' inclinazione indicata 

 dal piano aure-alveolare; piegata perciò l'asta verso il foro au- 

 ricolare , fino a che il suo margine destro o regolatore corri- 





