Non starò a descrivere minutamente il modo in cui furono collegati i numerosissimi 

 strumenti necessari alla mia ricerca, e solo li enumererò. 



Per il circuito della elettrocalamita occorsero un reostata a corsoio, un inversore 

 ed un amperometro, dalle cui indicazioni, in base a determinazioni preliminari e con 

 interpolazioni, si poteva valutare l' intensità del campo magnetico agente sul gas del- 

 l' apparecchio. Per la produzione dei raggi X occorsero, oltre che un gran rocchetto 

 con interruttore ruotante a mercurio, reostata, e amperometro, anche un milliampèro- 

 metro inserito nel secondario, e poi un gruppo di sei accumulatori con interruttore, 

 reostata ed amperometro di minuta regolabilità per l' arroventameli to del catodo. 



Come d' uso, per la maggior parte questi strumenti erano collocati entro una grande 

 cassa foderata di piombo avente un'apertura in corrispondenza della finestra 0. Quella 

 apertura era coperta da uno sportello di piombo, che si allontanva al momento opportuno 

 tirando una cordicella, subito dopo di avere eccitato il tubo mediante l'interruttore, 

 posto a portata di mano. 



Trovo necessario indicare ora con qualche dettaglio la disposizione adoperata pel- 

 le misure d'intensità di corrente. Tale intensità variò entro limiti assai lontani; e sic- 

 come le deviazioni elettrometriche non possono praticamente adoperarsi né troppo pic- 

 cole ne troppo estese, così, per non essere costretto a modificare troppo spesso la sen- 

 sibilità dell'elettrometro, (la quale veniva valutata di tanto intanto per mezzo di una 

 doppia coppia campione Weston) bisognava ricorrere a qualche altro artificio. Uno, 

 del quale però assai di rado ho fatto uso, consiste nel variare la durata dell'azione 

 dei raggi. Ma in molti casi ciò non basta, ed ho invece trovato convenientissimo l'im- 

 piego di condensatori. 



Una cassetta di condensatori campioni a mica, le cui capacità possono colle solite 

 spine metalliche sommarsi a piacere, è in permanente comunicazione coli' elettrometro, 

 le cui coppie di quadranti sono mantenute ai potenziali -+- 40 e — 40 volta. Il sistema 

 conduttore formato dall'ago, dall'elettrodo con esso comunicante, e dal Alo di comu- 

 nicazione aveva nel caso mio la capacttà e = 215.10" ' microfaraday; la cassetta di 

 condensatori vi aggiungeva una capacità C, il cui valore poteva variare fra un mille- 

 simo ed 1 microfàrad. Scegliendo quindi opportunamente il valore di C era sempre pos- 

 sibile fare in modo, che la deviazione elettrometrica raggiunta in 10 secondi corrispon- 

 desse ad una deviazione sulla scala (posta a due metri e mezzo dall' istrumento) di 100 

 a 200 millimetri. Ordinariamente ciò corrispondeva al potenziale di 2 a 4 volta. 



Ecco ora come si calcola l'intensità della corrente. Siano: 



e (= 215. 10 — (; microfar.) la capacità dell'elettrometro; 

 C la capacità del condensatore; 

 d (in millimetri) la deviazione letta sulla scala; 

 s la sensibilità dell'elettrometro, cioè la deviazione cor- 

 rispondente ad 1 volta; 

 t (generalmente 10 secondi) il tempo durante il quale i 

 raggi X attraversavano l'aria nell'apparecchio. 



