— 60 — 



La nuova forma data all'apparecchio è rappresentata dalla fig. 2. La lastra supe- 

 riore è ora costituita da due porzioni separate da uno strettissimo intervallo. La parte 



IH comunica coli* elettrometro ed il resto col suolo, 

 facendo così la funzione del noto anello di guardia 

 di lord Kelvin. È chiaro che quei ioni, i quali per 

 effetto del campo più non raggiungono ora l' elet- 

 trodo isolato, saranno surrogati da altri che prima 

 non vi pervenivano. 



Anche certi effetti disturbatori dovuti a cariche 

 accumulantisi sulle pareti interne dell* apparecchio si rendono innocui, per esempio sospen- 

 dendo p'er un poco le misure, oppure facendo agire per qualche tempo i raggi con elet- 

 trodi scarichi (1). 



Fio-. 



4. — Risultati. 



Non riporterò tutti i risultati delle numerosissime esperienze da me sistematica- 

 mente effettuate, con vari gradi di rarefazione dell' aria ionizzata dai raggi X, con 

 varii valori del campo magnetico ecc. Vi sono casi in cui 1* effetto cercato è tanto 

 lieve da rimanere dubbioso (per esempio quando la distanza fra gli elettrodi è relati- 



vi) Onde il lettore possa, se lo desidera, avere le necessarie informazioni per giudicare qnal grado 

 di fiducia meritino le mie esperienze, trovo opportuno spiegare minutamente in qual modo abbia sempre 

 proceduto nell' eseguire le misure. 



Dato un certo valore alla pressione dell'aria ed al potenziale, al quale è caricato l' elettrodo FG, 

 eseguisco le seguenti operazioni: 1) isolo l'elettrometro; 2) chiudo il circuito produttore del campo 

 magnetico; 3) mando la corrente nel primario del rocchetto; 4) apro lo sportello di piombo per far 

 escire i raggi X, e lo tengo aperto per 10 secondi, che misuro mediante un contasecondi ad arresto; 

 5) interrompo i due circuiti testé chiusi; 6) leggo gli estremi di tre successive oscillazioni dell'ago 

 dell'elettrometro, per ricavarne poi la deviaziazione, e poscia il corrispondente valore dell intensità di 

 corrente (mercè la forinola già indicata). 



Ciò fatto, ripeto tutte queste operazioni nello stesso ordine, senza campo magnetico, e quindi le 

 ripeto ancora col campo, però con direzione opposta a quella di prima. 



In fine trascrivo in una delle tre colonne di una tabella, il valore del potenziale adoperato, in 

 un'altra colonna il valore della corrente misurata senza campo, e nella terza colonna la media delle 

 due determinazioni della corrente eseguita sotto l'azione del magnetismo. 



In questa maniera si é ottenuto quanto occorre per' segnare in un diagramma un punto della curva 

 avente per ascisse i petenziali e per ordinate le intensità di corrente, e l'analogo punto per la curva 

 valevole quando il campo magnetico impera. In modo anatogo si otterranno tante altre righe oriz- 

 zontali della tabella, che serviranno a tracciare tanti altri punti delle due curve. 



Il più delle volte le operazioni da I) a 6) furono più numerose di quanto si é detto, perchè per 

 ogni valore del campo magnetico la misu.ia fu ripetuta, e si trascrissero le medie. 



S' intende bene che tutto é da rifare, se si vuole studiare il fenomeno con un nuovo valore del 

 campo magnetico o della" pressione dell'aria. 



Si vedrà poi che fui indotto a fare altre diverse serie di misure, tenendo fisso il valore del poten- 

 ziale, ma variando invece l'intensità del campo. 



