74 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



lichkeit, so daß er von jeder einigermaßen verständigen Wärterin 

 bedient werden kann. Er regulirt aber nicht ganz genau. Diffe- 

 renzen bis 2° sind nicht selten zu beobachten. Das wird durch 

 die wechselnde Größe der Heizflamme und bei Gasheizung haupt- 

 sächlich durch den wechselnden Gasdruck bedingt. Bei gleich- 

 bleibender Flamme ist auch die Innentemperatur des Apparates 

 ziemlich constant. Uebrigens sind diese Schwankungen ohne 

 Schaden für das Kind, wie ich noch zeigen werde. 



Um zu erfahren, ob der Apparat für ein oder eventuell auch 

 für mehr Neugeborene genügend frische Luft enthält, haben wir 

 zwei Wege der Untersuchung eingeschlagen. 



Erstens haben wir untersucht, wie viel Luft in der Zeitein- 

 heit durch den Apparat streicht. Wir haben gefunden, daß bei 

 37° Innentemperatur 3300 cm 3 und bei 32° bis 33° über 2000 

 bis 2300 cm 3 Luft in der Secunde eingesaugt werden. Das ist 

 ein ganz erheblicher Luftwechsel, denn das heißt, daß der ganze 

 Luftinhalt des Schrankes, der etwa 120 Liter beträgt, wenigstens 

 in 1 Minute vollständig erneuert wird. Dabei ist nur Zimmerluft 

 von 18° bis 20° C. angesaugt worden. Der Luftwechsel wird 

 noch größer sein, wenn man die niedriger temperirte Luft aus 

 dem Freien in den Apparat eintreten läßt. Was braucht dagegen 

 ein Kind an frischer Luft pro Minute ? Nach den Untersuchungen 

 von v. Recklinghausen ist die Größe des Atemzuges eines 

 3 kg schweren Neugeborenen durchschnittlich 21 cm 3 . Nehmen 

 wir mit Dohrn als mittlere Atemfrequenz 50 pro Minute an, so 

 braucht ein Kind von 3 kg in der Minute etwas über einen Liter 

 frischer Luft, während durch den Apparat in gleicher Zeit etwa 

 120 Liter Luft streichen. Demnach müssen wir die Ventilation 

 nicht nur für ein, sondern auch zwei und drei Kinder — das ist 

 das Höchste, was in den Apparat hineingeht — als völlig aus- 

 reichend betrachten. 



Zweitens haben wir untersucht, um wie viel reicher an Kohlen- 

 säure die Couveusenluft ist als die eintretende frische Luft und 

 zwar je nach 2 stündigem Verweilen eines oder zweier Kinder 

 in dem Apparat bei 34° C. Es hat sich ergeben, daß nach 2 stün- 

 digem Aufenthalt eines Kindes in der Couveuse die darin befind- 

 liche Luft um 0,16 p. mille reicher an Kohlensäure war, als die 

 eintretende Zimmerluft. Bei Belegung mit 2 Kindern betrug der 

 Kohlensäurezuwachs 0,2 p. m. Bedenkt man, daß ein Kind in 

 der Minute in 1 Liter Ausatmungsluft etwa 30 cm 3 C0 2 ausatmet, 

 so erhellt, wie vorzüglich die Kohlensäure aus dem Apparat 

 hinweggeschafft wird. Auch diese Untersuchung ergiebt, daß die 



